600 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 21. Juli 1921 
meters, die wir wiederholt festgestellt haben, auf ein zehntel Teilstrich 
genau war, dürfen wir die Sicherheit unserer Temperaturablesung auf 
ein bis zwei Grad veranschlagen. Genauere Angaben zu machen er- 
scheint uns schon deshalb von geringem Wert, weil einerseits die 
Eichgenauigkeit der Thermoelemente Fehler von derselben Größen- 
ordnung zuläßt und weil andererseits die strahlenden Innenwände der 
schwarzen Körper noch Temperaturunterschiede von mehreren Grad 
aufweisen. 
Die Kontaktstellen Q und R haben wir im allgemeinen nicht in 
schmelzendes Eis, sondern in ein Wasserbad isoliert eingebettet, dessen 
Temperatur dauernd gemessen wurde. Die betreffende Korrektion. 
wurde mit Hilfe der von den HH. Day und Sosmans gegebenen 
Daten berechnet!. Die hierbei auftretenden Fehler sind zu vernach- 
lässigen. 
Ausführung der Messungen. Korrektionen. 
Zwanzig Minuten vor Beginn einer jeden Versuchsreihe wurde 
der Strom für den konstanten Hilfsstrahler geschlossen und reguliert. 
Nachdem der schwarze Körper auf eine bestimmte Glühtemperatur 
derart erhitzt war, daß das Thermoelement bzw. das Widerstandspyro- 
‚meter während mehrerer Minuten innerhalb eines Intervalls von ı° 
konstant blieb, wurden die Beobachtungen der Regel nach’ in folgender 
Reihenfolge vorgenommen: 
ı. Temperatur des Mikroradiometers (das betreffende 'Thermo- 
meter befand sich in dem Schutzkasten, der das Instrument 
umgab). 
. Temperatur des schwarzen Körpers. 
. Strahlungsintensität des Hilfsstrahlers (2 Ausschläge). 
. Strahlungsintensität des schwarzen Körpers (3 Ausschläge). 
Strahlungsintensität des Hilfsstrahlers (2 Ausschläge). 
. wie A. 7. wie 2, 8: wie 2. 10. wie; 
aan pw N 
Um uns von der spektralen Reinheit der untersuchten Strahlung 
zu überzeugen oder um gegebenenfalls den etwa vorhandenen Betrag 
von diffuser Strahlung anderer Wellenlängen zu messen und in Abzug 
zu bringen, wurde meist in der Weise verfahren, daß eine Kristall- 
platte in den Strahlengang eingeführt wurde, welche für die Gesamt- 
strahlung des schwarzen Körpers in dem betreffenden Temperatur- 
bereich eine hohe Durchlässigkeit besitzt, die untersuchte homogene - 
Strahlung von der Wellenlänge A aber vollkommen absorbiert. Eine 
scheinbare Durchlässigkeit dieser Platte für die untersuchte Strahlung 
' Vgl. Bursess-Le ÜHATELIER S. 146. 
