über 



ein Goniometer. 



Von 



H^°- e/mitscherlich. 



[Gelesen in der Akademie der %Tisseaschaften am 9. Januar 1843.] 



D. 



'as Goniometer, wovon ich hier die Beschreibung gebe, ist von mir seit 

 sechszehn Jahren zur Messung von Krystallen angewandt worden ; Herr G. 

 Rose hat sich gleichfalls desselben zu seinen vielen Messungen bedient und 

 mehrere andere Krystallographen benutzen es. Da also die Einrichtung des- 

 selben sich durch den Gebrauch bewährt hat, so halte ich es nicht für un- 

 zweckraäfsig, jetzt sie ausführlich anzugeben; eine Zeichnung und Beschrei- 

 bung desselben ist vor einiger Zeit von Becquerel (') und Dufrenoy (^) 

 erschienen. 



Fast von allen etwas gröfseren Krjstallilächen , selbst wenn man 

 durch Rellexion von denselben mit blofsem Auge nur ein Bild eines Gegen- 

 standes unterscheiden kann, erhält man, wenn man ein vergröfserndes Fern- 

 rohr anwendet, eine grofse Anzahl von Bildern, so dafs also ein gröfserer 

 Krystall aus einer grofsen Anzahl neben einander liegender einzelner Kry- 

 stalle, deren gleiche Flächen nicht vollkommen in dieselbe Ebne fallen, be- 

 steht. Je kleiner eine Fläche ist, desto weniger störende Einflüsse haben in 

 der Regel bei ihrer Bildung statt gefunden; das Bild, welches sie giebt, ist 

 daher in der Regel um so schärfer, je kleiner sie ist, jedoch verträgt es we- 

 gen der geringen Menge Licht gar keine oder nur eine geringe Vergröfserung. 

 Man mufs daher, um das Bild zu betrachten, ein Rohr anwenden, wovon 

 das Ocular und Objecliv gleiche oder sehr nahe gleiche Brennweite, etwa von 

 1^ rhein. Zoll oder 33""" haben; ein sehr schönes Fernrohr dieser Art er- 

 hält man, wenn man die Linsen No. 1 und 2 eines Mikroskops von Schick 



(') Becquerel traile de physiq. T. I, p. 271. 

 (^) Dufrenoy traili de mineralog. T. I, p. 192. 



