190 MiTSCHERLICH 



oder Plüfsl, die eine als Ocular, die andere als Objectiv, dazu anwendet. 

 Das Fadenkreuz e (Fig.8) mufs man, um den Fehler der Parallaxe zu vermeiden, 

 genau auf die Stelle bringen, wohin das von dem Objectiv gebildete Bild des 

 Gegenstandes, welchen man zur Beobachtung wählt, fällt; man erreicht die- 

 ses, wenn man die Hülse, worin das Fadenkreuz befestigt ist, vermittelst eines 

 hohlen Rohres so lange verschiebt, bis, wenn man das Bild durch das 

 Ocular betrachtet, es bei jeder Stellung des Auges auf derselben Stelle 

 des Fadenkreuzes bleibt; wendet man das Auge rechts imd erscheint das 

 Fadenkreuz links vom Bilde, so steht es zwischen dem Ocular und dem 

 Bilde, erscheint es rechts, so steht es zwischen dem Objectiv und dem Bilde. 



Direct kann man mit dem Nonius des Instruments eine halbe Minute 

 ablesen und kleinere Werthe noch durch Abschätzung bestimmen. Diese Ge- 

 nauigkeit ist vollkommen hinreichend, denn höchst selten findet manKrystalle, 

 wenn sie unter verschiedenen Umständen sich gebildet haben, welche nicht 

 einen Unterschied von mehreren Minuten zeigen, so dafs ich, ausgenommen 

 bei der Bestimmung der Ausdehnung der Kristalle durch die Wärme, nie 

 Veranlassung gehabt habe, mich eines grofsen Goniometers, das ich für diese 

 Bestimmung habe anfertigen lassen und an welchem man bis auf zwei Secun- 

 den die Winkel bestimmen kann, zu bedienen; selbst bei diesen Bestimmun- 

 gen war ich, aufser beim Kalkspath und Quarz, gezwungen, die natürlichen 

 Flächen durch Schleifen ebnen zu lassen, um bei einer zwanzigfachen Ver- 

 gröfserung ein deutliches Bild zu erhalten. Durch die Einrichtung zur Ein- 

 stellung der Kanten zweier Flächen, deren Neigung man messen will, kann 

 man leicht eine solche Genauigkeit erreichen, dafs, wenn man das Bild eines 

 Gegenstandes, welcher 100 Fufs und darüber entfernt ist, beobachtet, der 

 Fehler, welcher aus einer nicht zu vermeidenden unrichtigen Einstellung ent- 

 stehen kann, weniger als j'g Minute beträgt. Die Einrichtung dieses Gonio- 

 meters ist demnach von der Art, dafs es eine viel gröfsere Genauigkeit der 

 Messung selbst zuläfst, als man bei der Beschaffenheit der Krjstalle errei- 

 chen kann. 



Die starke Hülse A Fig.l u. 2 und der Ständer A sind aus einem Stück 

 verfertigt und von unten durch Schrauben unverrückbar auf der messingenen 

 Platte B befestigt. An den Ansatz der Hülse, welcher genau centrisch mit die- 

 ser abgedreht ist, ist der Ring C mit seiner Platte C, welche die Nonien C" trägt, 

 wovon nur der eine sichtbar ist, indem der andere mit ihm einen Winkel von 



