über ein Goniometer. 191 



90° oder 180'^ macht, angeschroben ; diese Theile sind also unbeweglich. 

 Das Licht fällt auf die Nonien, so wie auf die Theile des Kreises, durch geöl- 

 tes Papier e, welches auf einem kleinen messingenen Rahmen aufgespannt 

 ist. An die Platten C sind die Träger/"der Mikroskope g vermittelst Schraube 

 und Platte befestigt; man kann die Mikroskope so weit bewegen, dafs man den 

 ganzen Konius übersehen kann. Durch die Hülse A geht die hohle Axe DD, 

 auf welche der Kreis EE durch Schrauben befestigt ist. Die grobe Bewegung 

 dieses Kreises geschieht vermittelst der gerändelten Scheibe F, die genaue 

 vermittelst der Mikrometerschraube G, die durch die Klemme und Schraube 

 hh mit dem Kreis in Verbindung gebracht werden kann. Durch die Axe DD 

 geht die Axe IUI, welche den Krjstall mit seinem Einstellungsapparat trägt 

 und deren grobe Bewegung durch die gerändelte Scheibe K, die feine durch 

 die Mikrometerschraube J vermittelst der Klemme und Schraube ii' bewirkt 

 wird. Wenn man also die Klemme h anzieht und die Klemme i löst, so kann 

 man den Kx-ystall mit seinem Apparat bewegen, während der Kreis still steht; 

 und umgekehrt, wenn man die Klemme i anzieht und die Klemme h löst, so 

 kann man den Kreis bewegen, während der Krystall ruhen bleibt, und wenn 

 man beide Klemmen löst, so bewegt man beide vermittelst der Scheibe F 

 oder der Mikrometerschraube G. 



Ehe man anfängt das Instrument zu IMessungen zu benutzen, bringt 

 man das Fernrohr L und das Kreisinstrument in eine solche Stellung zu ein- 

 ander, dafs die Axe des Kreises rechtwinklig gegen die verlicale Ebene, in 

 welcher sich das Fernrohr bewegen läfst, steht. Es ist am besten, dafs diese 

 Einrichtung von demjenigen, der die Messungen anstellt, gemacht werden 

 können. Zuerst stellt man das Fernrohr so, dafs der zu messende Krystall 

 in dem Sehfelde des Fernrohrs befindlich ist; dazu sind in der Platte h", wor- 

 auf die Säule M des Fernrohrs ruht, zwei Einschnitte, so dafs man es nach 

 rechts und links bewegen kann, die Platte h" wird mit den Schrauben ynm an 

 die untere Platte Z angeschroben. Darauf wird, so genau wie es nach dem 

 Augenmaafs ausführbar ist, der Platte Z durch die Schrauben j eine solche 

 Lage gegeben, dafs die Axe des Goniometers horizontal liegt und die Axe des 

 Fernrohrs mit der Kreisfläche parallel eingestellt; die Spitzen der Schrau- 

 ben ruhen sicher auf Platten, welche Schlitze mit ausgeschrägten Flächen ha- 

 ben, und der Tisch, worauf das Instrument steht, ist fest an den Fufsboden 

 angeschroben. Dann giebt man durch die Schrauben ooo, welche mit Spitzen 



