192 MlTSCIIERLICH 



gegen das Lager O drücken, dem Fernrohr eine solche Stellung, dafs die opti- 

 sche Axe desselben, wenn es um seine horizontale Axe gedreht wird, eine 

 perpendiculäre Kreisfläche beschreibt ; man bewerkstelligt dies, indem man 

 in einiger Entfernung einen Faden, an dem unten ein Gewicht hängt, mit 

 dem Fernrohr betrachtet, und hat es erreicht, wenn der Faden seiner ganzen 

 Länge nach an derselben Stelle im Fernrohr und zwar da, wo die Fäden 

 desselben sich kreuzen, erscheint. Durch die Schraube p wird das Lager O 

 an die Säule DI angeschroben. Darauf bringt man die Axe des Goniometers 

 in eine horizontale Lage; zu diesem Behufe befestigt man vorn am Gonio- 

 meter eine dünne Glasplatte mit zwei parallelen Flächen und unter dieselbe 

 stellt man eine Schaale mit Quecksilber. Die eine Fläche der Glasplatte 

 bringt man darauf in eine solche Lage, dafs eine Stelle des perpendiculären 

 Fadens, von der Glasplatte und von der Quecksilberfläche reflectirt, an der- 

 selben Stelle im Fernrohr erscheint, indem man auf eine ähnliche Weise wie 

 bei der Einstellung der Krjstalle, die ich gleich anführen werde, verfährt. 

 Darauf dreht man den Kreis um 180° und bringt das Goniometer vermittelst 

 der Anziehungsschrauben oc x x und der Abstofsungsschrauben j^j-j- nach 

 imd nach in eine solche Lage, dafs man von beiden Flächen der Glasplatte 

 und von der Oberfläche des Quecksilbers einen bestimmten Theil des Fa- 

 dens im Fadenkreuz erblickt. Wenn beim Umdrehen des Goniometers das 

 Bild des perpendiculären Fadens seiner ganzen Länge nach nicht im Faden- 

 kreuz bleibt, so findet eine Abweichung der Axe des Goniometers von der 

 Verticalbewegung des Fernrohrs und zwar in der Horizontalebene statt. 

 Diese Abweichung, welche nun stets nur sehr klein sein kann, nimmt man 

 dadurch weg, dafs man vermittelst der Schrauben vv Fig. 1 und 9 die Stel- 

 lung des Lagers des Fernrohrs verändeit und nachher auch die des Loths 

 um so viel, dafs es wieder im Fadenkreuz erscheint. Beim Gebrauch des 

 Goniometers kann man sich von Zeit zu Zeit leicht vermittelst der Glasplatte 

 überzeugen, ob Fernrohr und Goniometer in der richtigen Stellung geblieben 

 sind, welche sich auf sehr lange Zeit erhält. 



Den Krjstall befestigt man entweder mit Wachs an das kleine Kugel- 

 segment 1 (Fig. 3. 4. 5. 6), oder vermittelst einer kleinen Zange tt (Fig.7), deren 

 Backen sich durch eine linke und rechte Schraube so bewegen, dafs der zu fas- 

 sende Gegenstand stets in der Mitte bleibt. Diese Zange schiebt man vermit- 

 telst eines Zapfenstücks ^ in die Öffnung des kleinen Kugelsegments i. Dieses 



