über ein Goniometer. 193 



kann man in dem hohlen Kugelsegment 2 vermittelst der beiden Schrauben 3 

 und i (Fig- 3 u. 4) nach zwei auf einander perpendiculären Richtungen bewegen. 

 Vermittelst der Schraube 3 nämlich bewegt man das Stück r auf dem Cylin- 

 der 5 (Fig. 5 u. 6) und vermittelst der Schraube A das Kugelsegment 1 (Fig. 6). 

 An den hohlen Zapfen des Kugelsegments 1 ist eine Mutter 6 (Fig, 5 u. 6) an- 

 geschroben, welche die Feder 6 6 gegen das Segment 2 andrückt, wodurch eine 

 sehr sanfte und sichere Bewegung bewirkt wird. Sehr bequem ist es, den 

 Krjstall so zu befestigen, dafs eine Fläche desselben mit einer dieser Bewe- 

 gungen ungefähr parallel liegt. Diese Fläche stellt man nun vermittelst der 

 Schraube so, dafs das Loth im Fadenkreuz des Fernrohrs erscheint und dann 

 stellt man die zweite Fläche eben so ein. Da der Mittelpunkt der Bewegung 

 der beiden Kugelsegmente in der optischen Axe des Fernrohrs liegt, so entfernt 

 sich bei diesem Einstellen der Krjstall nicht aus dem Sehfelde des Fernrohrs. 

 Um die Kante des Krystalls nun in die Axe zu stellen, dienen die 

 Schlitten li' und S' (Fig. 1. 3 u. 4), die durch die Schrauben Q und P be- 

 wegt werden. Die untere Platte des Schlittens S ist an die Axe IUI (Fig. 1) 

 angeschroben und die untere Platte des Schlittens R an das Schiebstück ^S" 

 des Schlittens S und an das Schiebstück li' der Apparat uii. Man hat die 

 Einstellung erreicht, wenn die Kante des Krystalls, durch das Objectiv des 

 Fernrohrs betrachtet, beim Drehen des Goniometers sich nicht bewegt. Um 

 dies zu beobachten, steckt man vorn an das Fernrohr eine kleine Hülse y 

 mit einem Fadenkreuz ^' (Fig. 8), welches nur wenig von der Kante des Kry- 

 stalls entfernt ist, etwa 4 Linien, nimmt das Ocular des Fernrohrs heraus 

 und steckt statt dessen, um das Auge zu fixiren, eine Platte mit einer kleinen 

 Öffnung auf; das Objectiv des Fernrohrs dient alsdann als eine vergröfsernde 

 Linse, durch welche man das Fadenkreuz y' und die Kante des Krystalls zu- 

 gleich betrachtet. Noch bequemer ist es, wenn man auf das Fernrohr (Fig. 8) 

 noch eine zweite Übjectiv-Linse |W/jv von etwa li; Zoll Brennweite aufsteckt, 

 das Bild der Kante fällt auf das Fadenkreuz £, wenn die Entfernung derObjec- 

 tiv-Linse lö von der Kante ungefähr 1^ Zoll und die der Linse v li Zoll ist; 

 will man die Messung selbst anstellen, so schlägt man den Rahmen g mit der 

 Linse v zur Seite. Sollte die Kante des Krystalls nicht scharf sein, so mufs beim 

 Drehen die eine Fläche genau in die Lage der andern kommen. Da leicht das 

 Fernrohr verschoben werden kann, weil man es häufig zu berühren hat, so ist es 

 zweckmäfsig, einen Ring ^ daran zu befestigen, welcher mit einer Schraube -/i 

 Phj-sik.-math. Kl. 1843. Bb 



