194 MlTSCHERLICH 



versehen ist (Fig. 9). Diese stellt man so, dafs, wenn sie gegen den untern Theil 

 des Lagers anschlägt, das Fernrohr in seiner richtigen Stellung ist. Der Ge- 

 genstand, dessen Bild man betrachtet, mufs scharf begrenzt und gut beleuch- 

 tet sein ; sehr gut eignet sich dazu das Fadenkreuz eines Fernrohrs, welches 

 man mit dem Objectiv dem Krystall zukehrt, wie es von Babinet und Rudberg 

 vorgeschlagen worden; vor das Ocular stellt man ein Licht, wodurch das 

 Fadenkreuz beleuchtet wird; steht das Fadenkreuz im Brennpunkt des Ob- 

 jectivs, so verhält es sich bei der Beobachtung, wie ein unendlich entfernter 

 Gegenstand ; man giebt dem Fadenkreuz diese Stellung, wenn man es mit 

 dem Fernrohr des Goniometers durch Reflexion von der oberen und unteren 

 Fläche einer etwa zwei Linien dicken Glasplatte, deren Flächen einander pa- 

 rallel sind, beobachtet und es so lange verschiebt, bis die Bilder von beiden 

 Flächen zusammenfallen. Mit dieser Platte überzeugt man sich auch, dafs, 

 wenn man einen über 100 Fufs entfernten Gegenstand, dessen scheinbarer 

 Winkel weuiger als eine Minute beträgt, beobachtet und wenn die eine Fläche 

 so eingestellt ist, dafs die verlängerte Axe des Goniometers in derselben liegt, 

 der Fehler der Einstellung der einen Fläche also der Dicke der Platte gleich 

 ist, die Bilder der beiden Flächen nicht getrennt erscheinen; da man nun 

 genauer als bis auf rj^ Linie einstellen kann, so findet man, wenn man die 

 Verminderung der Entfernung der beiden Bilder durch die Brechung der 

 Strahlen des einen Bildes im Glase mit in Rechnung zieht, dafs danach der 

 Fehler, welcher von der Einstellung herrühren kann, geringer als ^ Minute 

 ist. Auch durch directe Messungen, indem man die Bilder naher Gegen- 

 stände, welche man von der einen Fläche und nach Umdrehung der Platte 

 von der anderen Fläche erhält, ins Fadenkreuz bringt, kann man sich über 

 den Fehler der Einstellung unterrichten. Am besten lernt man ihn aus folgen- 

 der einfacher Berechnung kennen: vo sei die Lage, in welche die eine, so die, 

 in welche die andere reflectirende Fläche des Krystalls beim Messen gebracht 

 wird, 771 X die Richtung des auf die eine, inj des auf die andere Fläche fallen- 

 den Lichtes des Gegenstandes 77i, welchen man beobachtet, </a; die Rich- 

 tung des von den beiden Flächen reflectirten Lichtes, pj ist senkrecht auf 

 so, und p'x senkrecht auf vo, und g/- parallel mit so. Der Winkel / ist also 

 der Fehler, welcher durch die unrichtige Einstellung entsteht; er ist gleich 

 der Hälfte der Neigung der beiden auffallenden Strahlen 777j und mx, denn 

 u + b = h + i und h = b + i also u = 2i. Ferner ist j'o: = -£^ = -^^ 



