196 



MiTSCHERLICH 



r;g, 13. 



len CylinderP abgeschroben werden und wenn man die Schraube r löst und 

 den Ständer b in die Hiilsey etwas senkt, umgekehrt in den CjHnderP einge- 

 steckt und durch die Schraube h fest und darin freistehend angeschroben 

 werden. 



Zum Einstellen der Krystalle ist hier gleichfalls statt der von Wolla- 

 ston angegebenen Einrichtung eco Fig. 11, eine ähnliche aber viel einfachere, 



wie bei den gröfsern Goniometern, sehr zweck- 

 mäfsig. Der Krystall wird zuerst an die kleine 

 Fläche V der Platte v Fig. 12 angeklebt; ist er 

 z.B. ein Prisma, so legt man ihn auf einen ebe- 

 nen Gegenstand und an denselben diese Fläche 

 und klebt beide zusammen, so dafs eine Fläche 

 des Krystalls und die Fläche der Platte v' in 

 einer Ebene liegen. Die Platte steckt man als- 

 dann in den Schlitz des Stieles o Fig. 12 u. 13, 

 welcher an ein hohles Kugelsegment k befestigt 

 ist, das sich zwischen zwei andern Kugelseg- 

 menteu p und g Fig. 13, die an der Axe des 

 Kreises befestigt sind, befindet. Indem man 

 den Stiel o in seiner Hülse t hin- und her- 

 schiebt und ein wenig um seine Axe dreht, 

 kann man die Kante zweier Flächen in die Axe 

 des Instruments, und in dem man vermittelst 

 der Stiele o und s das hohle Kugelsegment k 

 bewegt, die Kante parallel mit der Axe des In- 

 struments einstellen, und zugleich so, dafs der 

 Nullpunkt des Nonius an einer beliebigen Stelle 

 des Kreises, also bei 0"^ oder 180°, steht. Man 

 bedarf also bei diesem Goniometer nur einer 

 Hülse, welche den Nonius, und einer einzigen 

 Axe_^ Fig. 14, die den Kreis dd trägt. Um das 

 Auge zu fixiren, bringt man das Bild des durch 

 Reflexion vom Krystall beobachteten Gegen- 

 standes mit dem Bilde desselben Gegenstandes, 

 welches von einer Quecksilberfläche oder Glas- 



Fig. 14 



