10 Ruroe sus 
befestigten Drahtes, letzteren durch einen Zwischenraum in zwei Stücke 
(den Ast und Seitendraht) getheilt. 
a 
Ast- und Seitendraht wurden mit einander verbunden und das Ende 
des letzteren an dem Knopfe eines, 51, Fufs von dem Stammdrahte entfern- 
ten, Goldblattelektroscops befestigt. Als die Entladung der Batterie durch 
den Stammdraht geschah, zuckten die Blätter des Elektroscops; wurde die- 
ses mit einem Säulenelektroscope vertauscht, so zuckte das Goldblatt bei 
der Entladung stets nach derselben Polplatte, positive Elektrieität anzeigend, 
die hier (wie weiterhin) zur Ladung der Batterie gebraucht wurde. Ein em- 
pfindliches Luftthermometer (mit Platindraht von rad. 0,0185 Lin.) wurde 
in den Seitendraht eingeschaltet; es wurde keine Erwärmung des Drahtes 
bemerkt bei Entladungen solcher Stärke, die ich bei diesen Untersuchungen 
nicht zu überschreiten gesonnen war. Das Ende des Seitendrahts wurde 
durch eine Platinspitze verlängert, die auf einem isolirten mit Jodkalium- 
lösung genäfsten Papiere stand; eine zweite Platinspitze stand von der ersten 
4 Linie entfernt und war mit einem isolirten Kupferdrahte verbunden. Es 
wurde keine Spur von Zersetzung bei der Entladung bemerkt. Das Prü- 
fungsmittel, das ich bei dem Nebendrahte angegeben ('), nämlich durch das 
Drahtende auf Pechplatten Staubfiguren zu bilden, habe ich hier nicht an- 
angewandt. Während dies Mittel dort nützlich geworden war, die von meh- 
reren Seiten in Frage gestellte Unveränderlichkeit der Richtung des Neben- 
stromes darzulegen, erschien es bei der Seitenentladung unnütz, für welche 
ein solcher Zweifel nicht besteht. Ebenso wenig habe ich versucht, mit dem 
Seitendrahte Stahlnadeln zu magnetisiren, da kein Resultat dieser Versuche 
eine Frage über die Seitenentladung zu entscheiden geeignet sein konnte. 
$. 9. 
Der Astdraht wurde von dem Seitendrahte durch die Kugeln des Fun- 
kenmikrometers getrennt. Ich bemerke, dafs hier und überall in der Folge 
die Drähte, wenn sie nicht sehr dünn waren, nicht unmittelbar in den 
Schraubenklemmen des Mikrometers befestigt wurden, da sie sonst durch 
Gewicht und Starrheit die sichere Einstellung der Kugeln verhindern konn- 
(') Poggend. Annalen Bd. 51. S. 351. 
