4 Hasen über die Ausdehnung des destillirten Wassers 
Der Rauminhalt jedes berichtigten Theiles ist 
ee 
n 
Hieraus lassen sich die Correctionen der Theilstriche oder a’, a’, a” .... 
leicht herleiten, nämlich 
m 7 Ss "„ 
ebenso d'’ = ME OR HAN 
ın 
n 
Aus den beschriebenen Messungen kann man weder den Rauminhalt 
der ganzen Röhre, noch denjenigen eines Theiles derselben, also weder 5 
noch m bestimmen, das Verhältnifs beider oder —_ welches allein in diesen 
Ausdrücken vorkommt, ist dagegen aus der Summe der Brüche - 
leicht herzuleiten. 
Die vorstehende Untersuchung setzt voraus, dafs die Scale des Ther- 
mometers ganz gleichmäfsig getheilt ist. Bei Bestimmung der Längen des 
gelösten Quecksilber-Fadens hatte ich allerdings jede Bezugnahme auf die 
Scale vermieden, und den Abstand der beiden festen Mikrometer, so wie den 
Werth der Theilungen derselben gegen einen Maafsstab von Pistor bestimmt, 
der in Fünftel-Linien getheilt war. Die jedesmalige Lage der beiden End- 
punkte, und sonach der Mitte des Fadens, mufste aber an der Thermometer- 
Scale abgelesen werden. Indem ich diese Scale mit denselben Mikrometern 
prüfte, ergab sie sich als ziemlich richtig. Die Fehler waren möglicher 
Weise nur zufällig entstanden, nichts desto weniger stellte sich aber doch 
ein gewisser Zusammenhang zwischen den Anomalien der Theilung und denen 
der Weite der Röhre heraus, und zwar waren erstere zum Theil viel gröfser 
als letztere, woher das Thermometer bei gleichmäfsiger Eintheilung der 
Scale einen noch etwas höheren Grad von Genauigkeit erhalten haben 
würde. 
