unter verschiedenen Wärmegraden. . b) 
Es ist nicht ungewöhnlich, dafs die Verfertiger von Thermometern 
die Fehler der Röhre dadurch zu beseitigen suchen, dafs sie die Scale der 
jedesmaligen Weite der Röhre entsprechend mit kleineren oder gröfseren 
Graden versehn. Obwohl hierdurch eine Verminderung der Fehler leicht 
erreicht werden kann und gewifs auch oft erreicht wird; so tritt dabei doch 
der grofse Übelstand ein, dafs man nicht weifs, in welchem Punkte eine Thei- 
lung in die andere übergeht, und dafs die Ungleichheit der Grade die Berich- 
tigung des Thermometers ungemein erschwert. Es ist in der That überaus 
unangenehm, neben den übrigen unvermeidlichen und grofsen Mängeln die- 
ses Instrumentes noch Fehlern zu begegnen, die der Künstler ganz willkühr- 
lich eingeführt hat, und deren wahre Gröfse man nur mit der äufsersten 
Mühe auffinden kann. 
Die erwähnten Berichtigungen waren keineswegs die einzigen, die ich 
an den Thermometern anzubringen hatte. Auch den Eispunct und den 
Siedepunkt kann der Künstler nicht so richtig bezeichnen, als deren Lage 
sich später gegen die fertige Scale prüfen läfst. Der Eispunkt lag, wie ge- 
wöhnlich, etwas zu niedrig und der Siedepunkt für die Benutzungsart des 
Thermometers, die ich wählen mufste, viel zu hoch. Beide Punkte pflegt 
man bekanntlich zu bestimmen, indem man nicht nur die Thermometer-Kugel, 
sondern das ganze Thermometer der Temperatur des schmelzenden Eises und 
des siedenden Wassers aussetzt. Dieses Verfahren rechtfertigt sich auch voll- 
ständig, wenn bei den spätern Beobachtungen wieder das ganze Thermo- 
meter die zu messende Temperatur annimmt, wie dieses bei den meteorolo- 
gischen Messungen wirklich geschieht. Wenn dagegen, wie im vorliegenden 
Falle, nur die Kugel in das zu untersuchende Wasser eintaucht, und der 
gröfste Theil der Röhre mit dem darin befindlichen Quecksilber einer andern 
Temperatur ausgesetzt bleibt; so ändert sich der Eispunkt und noch mehr 
der Siedepunkt sehr wesentlich. Eine einfache Rechnung ergiebt, unter 
Zugrundelegung der gewöhnlichen Annahmen über die Ausdehnung des 
Glases und des Quecksilbers, dafs wenn die Röhre oberhalb des Eispunktes 
in der Temperatur des schmelzenden Eises gehalten, und nur der untere 
Theil des Instrumentes in siedendes Wasser getaucht wird, dafs alsdann das 
Quecksilber nur auf 981, Grade Centesimal steigen kann, also volle 1%, Grade 
unter dem Siedepunkte bleibt. 
