6 Haczn über die Ausdehnung des destillirten Wassers 
Der Apparat zu den Messungen der Ausdehnung des Wassers war so 
eingerichtet, dafs das Thermometer in der Höhe von 5 Graden unter dem 
Eispunkte durch den Deckel des Gefäfses hindurchreichte. Damit aber der 
darüber befindliche Theil der Röhre nicht zu stark von den Wasserdämpfen 
afficirt würde, so schlofs ich ihn auch seitwärts durch eine Blechwand ein. 
In dieser Weise blieb der obere Theil der Röhre stets der Temperatur des 
Zimmers ausgesetzt, und es traf sich so günstig, dafs diese bei dem anhalten- 
den mäfsigen Froste während der ganzen Dauer der Beobachtungen sich con- 
stant zwischen 4 und 5 Graden C. erhielt. 
Bei einer genau gleichen Aufstellung des Thermometers und bei der- 
selben Temperatur des Zimmers wurde der Eispunkt und Siedepunkt be- 
stimmt. Der erstere mufste um 0,18 Grade gehoben, und der letztere mit 
Berücksichtigung des Barometerstandes um 0,80 Grade gesenkt werden. 
Diese Aufstellung des Thermometers bedingt noch eine vierte, und 
zwar sehr erhebliche Berichtigung. Wenn nämlich das wärmere Quecksilber 
in den kälteren Theil der Röhre tritt; so vermindert sich sein Volum und 
es bleibt unter derjenigen Höhe, welche der Temperatur entspricht. Wenn 
dagegen der Eispunkt und Siedepunkt, und mit denselben die ganze Scale 
für diese Art der Aufstellung bereits berichtigt sind, so giebt das Thermo- 
meter zwischen 0 und 100 Graden die Temperatur stets zu hoch an, und 
zwar um 
_Q—901°7)v 
140,01 (7 —2)v 
r bezeichnet die Temperatur, der die Kugel ausgesetzt ist, 2 die Temperatur 
des Zimmers und v die Ausdehnung des Quecksilbers bei der Erwärmung 
vom Eispunkte bis zum Siedepunkte. Die Ausdehnung des Glases kommt 
hierbei aber nicht in Betracht, weil der obere Theil der Röhre sich nicht 
ändert, und die Ausdehnung des untern Theiles nebst der Kugel schon bei 
Bestimmung der Festpunkte vollständig berücksichtigt wird. Dieser Fehler 
wird genau bei 50 Graden ein Maximum, und seine Gröfse beträgt alsdann 
bei der oben bezeichneten Temperatur des Zimmers 0,458 oder nahe einen 
halben Grad. 
Ein ähnlicher Fehler tritt auch beim gewöhnlichen Gebrauche des 
Thermometers ein. Derselbe erreicht sein Maximum bei 49,9 Grad, und 
mifst alsdann 0,065 oder noch nicht den 15‘ Theil eines Grades, woher man 
