unter verschiedenen Wärmegraden. 7 
bald Dampfbläschen vom Boden sich lösten, diese Unterschiede in beiden 
Beobachtungsarten sich wieder verminderten. Das Wasser wurde nämlich 
alsdann in seiner ganzen Masse ziemlich gleichmäfsig erwärmt. 
Bei den höheren Temperaturen verursacht das Ansetzen von Luft- 
bläschen an die Kugel sehr grofse Schwierigkeit. Ich war gezwungen, nach 
jeder einzelnen Messung die Kugel auszuheben, wodurch sie schon gereinigt 
wird. Wenn ich aber nicht unmittelbar darauf die Beobachtung machen 
konnte; so mufste das Ausheben aufs Neue erfolgen, und es konnte nicht 
fehlen, dafs dadurch vielfach derjenige Wärmegrad, bei dem die Wage in 
Bewegung gekommen wäre, unbenutzt vorüberging Die Bläschen liefsen 
sich oft sehr deutlich sehen, ihre Anwesenheit ergab sich aber noch sicherer 
aus dem unregelmäfsigen Fortschreiten der gemessenen Wärmegrade bei glei- 
chen Gewichts-Veränderungen, und wenn ich in solchem Falle die Beobach- 
tung wiederholte, so zeigte sich jedesmal, dafs die Kugel vorher zu leicht 
gewesen, oder sie zum Theil durch die anhaftende Luft gehoben worden. 
Auch wenn ich das Wasser erkalten liefs, so bildeten sich noch Bläschen, 
und machten ein vielfaches Ausheben der Kugel nothwendig, doch geschah 
dieses nur bei sehr hohen Temperaturen. 
Über die Aufstellung des Thermometers habe ich mich schon oben 
ausführlich geäufsert, ich mufs nur hinzufügen, dafs die Mitte des-Queck- 
silber-Gefäfses in derselben Höhe schwebte, wie der Mittelpunkt der Glas- 
Kugel, sobald die Wage einspielte. Anfangs versuchte ich, zwei 'Thermo- 
meter abzulesen und das Wasser-Gefäfs hatte auch zu diesem Zwecke seine 
Form erhalten, da es jedoch immer darauf ankam, möglichst bald nach dem 
Einspielen der Wage, oder nachdem sie in Bewegung gekommen war, die 
Temperatur des Wassers abzulesen, so fehlte es an Zeit, um dieses an zwei 
Thermometern thun zu können. Dazu kam auch noch, dafs das eine Ther- 
mometer eine weit schärfere Ablesung, als das andere, gestattete, woher bei 
gleichmäfsiger Berücksichtigung beider, die Genauigkeit nur vermindert sein 
würde. Die Ablesung geschah nach Zehntel-Graden, zuweilen auch nach 
halben Zehnteln. Die Hundert- Theile von Graden, welche die folgende 
Tabelle angiebt, rühren von den oben beschriebenen Correctionen her. 
In der bezeichneten Art wurden während dreier Tage 192 Beobach- 
tungen gemacht, die sich auf Temperaturen von 0 Grad bis 95 Grad bezogen. 
Der gröfste Theil derselben fiel in die niedrigeren Wärmegrade, indem es 
Math. Kl. 1855. C 
