auf die Bewegung des Wassers in Röhren. 29 



zelner Tropfen gestattete. Wenn sich dagegen ein starker Strahl aus der 

 Röhre ergofs ; so füllte derselbe ohnerachtet des kräftigen Abflusses das Ge- 

 fäfs nicht nur vollständig an, sondern trat auch über den Rand desselben 

 hinüber. Um in diesem Falle keinen Theil des Wassers beim Auffangen zu 

 verlieren, umgab ich das erwähnte Gefäfs noch mit einem zweiten gröfsern 

 von conischer Form, in welchem sich unter allen Umständen die ganze Was- 

 sermasse wieder sammelte, und durch die Öffnung in der abwärts gekehrten 

 Spitze des Kegels abgeführt wurde. 



Die Reobachtungen bestanden darin , dafs die aus der letzterwähnten 

 Öffnung abfliefsende Wassermenge während einer gewissen Anzahl von 

 Secunden in einem darunter gestellten Gefäfse aufgefangen und alsdann 

 mit diesem Gefäfse gewogen wurde. Die Dauer der Reobachtungszeit 

 mufste bei starkem Drucke und bei Anwendung der weitesten Röhre auf 

 eine halbe Minute und zuweilen sogar auf 20 Secunden beschränkt werden. 

 Es entstand daher die Frage , ob die Resultate alsdann noch genügende 

 Sicherheit behielten, oder wie grofs ihr wahrscheinlicher Fehler sei. Ich be- 

 stimmte den letztern durch directe Messung, nachdem das Wasser lange Zeit 

 hindurch im Zimmer gestanden hatte, und eine Änderung der Temperatur 

 während dieser Versuche nicht mehr eintreten konnte. Es ist jedoch nöthig 

 vorher einiger Vorsichtsmaafsregeln zu erwähnen, deren Rerücksichtigung 

 von wesentlichem Einflüsse ist. 



Zunächst darf man das Gefäfs nicht frei in der Hand halten , während 

 es vorgeschoben und zurückgezogen wird, weil es in der Zwischenzeit leicht 

 unwillkürlich gehoben und gesenkt werden könnte. Geschähe dieses aber, 

 und würde das Gefäfs etwa um einen Zoll gehoben; so würde man nicht 

 nur die Wassermasse auffangen, die während der Reobachtungszeit ausge- 

 flossen ist, sondern diese würde noch vermehrt durch den Inhalt des Strahls 

 von 1 Zoll Länge. Wie geringfügig letzterer auch erscheinen mag, so giebt 

 er bei der Genauigkeit der Messung sich dennoch schon sehr merklich zu er- 

 kennen. Es ist daher nothwendig , das Gefäfs auf eine horizontale Platte zu 

 stellen, und es auf dieser nur zu verschieben. Man erreicht dadurch noch 

 den Vortheil, dafs man in der Zwischenzeit mit Recpiemlichkeit das Thermo- 

 meter ablesen kann. 



Um ein starkes Spritzen des Wassers zu vermeiden, wodurch die Ge- 

 nauigkeit der Messung offenbar leiden würde, mufs diese Platte sich in sol- 



