auf die Bewegung des Wassers in Röhren. 33 



bei den verschiedenen Wärmegraden möglichst genau zu bestimmen, so dafs 

 ich in allen Fällen mit hinreichender Sicherheit den Rauminhalt aus dem 

 Gewichte leicht berechnen könnte. 



Zunächst versuchte ich die Abwiegung mittelst eines Aräometers, das 

 etwa 5,8 Rheinland. Cubikzolle Wasser verdrängte: die Messungen befrie- 

 digten indessen nicht, da es unmöglich war, die Eintauchung des Glasstieles 

 mit hinreichender Genauigkeit zu beobachten. Ich stellte daher einen andern 

 Apparat zusammen, der mit demjenigen, den Hällström benutzt hatte, 

 sehr genau übereinstimmte. 



Das zu untersuchende Wasser befand sich in einem Gefäfse aus dün- 

 nem Bleche, von elliptischem Querschnitte. Zu beiden Seiten der darin 

 schwebenden Glaskugel befanden sich Thermometer, deren Kugeln in der- 

 selben Höhe gehalten wurden , in welcher der Mittelpunkt der ersten Kugel 

 sich befand. Dieses Gefäfs wurde im Abstände von nahe einem Zolle von 

 einem zweiten Gefäfse umschlossen, das aus demselben Material bestand und 

 dieselbe Form hatte. Der Zwischenraum zwischen beiden war mit Wasser 

 gefüllt, und dieses wurde entweder durch eine darunter stehende Lampe 

 erwärmt, oder durch die umgebende Luft, auch wohl durch zugeleitetes kal- 

 tes Wasser und selbst durch eingeschüttetes gestofsenes Eis abgekühlt. 



Die Glaskugel, die etwa 2-|- Zoll im Durchmesser hielt, hing an einem 

 feinen Stabldrahte, von dem 3 Fufs nur 0,106 Gramme wogen. Der Durch- 

 messer des Drahtes mafs daher nicht mehr, als 0,0775 oder nahe den drei- 

 zehnten Theil einer Linie. Hieraus ergiebt sich, dafs wenn der Wasserstand 

 im Gefäfse sich auch um eine volle Linie verändert hätte (was jedoch nie der 

 Fall war) oder wenn der Draht um diese Länge mehr oder weniger tief ein- 

 getaucht wäre, der Fehler in der Bestimmung des Gewichts nur 0,0004 Gramme 

 betragen würde. Die Wage, deren ich mich bediente, gab bei der Belastung 

 während dieser Messungen nur die ganzen Milligramme mit Sicherheit an, 

 daher durften die geringen Änderungen des Wasserstandes von einer hal- 

 ben Linie, die in der That nicht zu vermeiden waren, ganz unbeachtet blei- 

 ben. Damit jedoch die Änderungen in der Eintauchung des Drahtes nicht 

 gar zu grofs würden, befestigte ich an demselben in einiger Höhe über 

 dem Wasserspiegel ein kleines Stückchen Messingdraht und war stets darauf 

 aufmerksam, dafs dieses, sobald die W age einspielte, nahe in derselben 

 Höhe über dem Wasser schwebte. 



Math Kl. 1854. E 



