R(tBEN.s und II. Hom-naoel: Messungen im langwelligen Spectniin. 2') 



2. Die Versuchsanordnung. 



Unsere Versuchsanordnung ist in Fig. 2 schematisch dargestellt. 

 A bedeutet einen als Stralilungsquelle dienenden Auerbrenner ohne Zug- 

 glas, B einen Hohlspiegel, welcher ein Bild des Strumpfes auf dem 

 mittleren Teil der Luftplatte C des Interferometors entwirft. Hinter 

 dem Interferenzapparat befindet sich ein Klappschirm D, welcher von 

 dem Platze des Beobachters aus mit Hilfe eines Schnurlaufs betätigt 

 wird. Nach Aufziehen des Klappschirmes treten die Strahlen in das 

 Innere des Kastens K ein, welclier die rellektierenden Kristallplatten 

 F, bis F^, einen Hohlspiegel G und ein empfindliches Mikroradiometer H 

 enthält. Auf dem Thermoelement des Mikroradiometers werden die 



%. 2. 



Strahlen mit Hilfe des Hohlspiegels ü zu einem Bilde des Auerstrumpfs 

 vereinigt. Eine weitere Konzentration der Strahlen wird durch einen 

 innen polierten Messingkonus bewirkt, mit welchem das Mikroradio- 

 meter versehen war. Dieser Konus reichte bis unmittelbar an das 

 Thermoelement heran und war an seiner inneren C4rundfläche mit 

 einem 1.3 fa dicken Glimmerblättchen verschlossen. Hierdurch wurde 

 das Instrument wirksam gegen Luftströmungen geschützt, ohne daß 

 seine Empfindlichkeit für Strahlen von großer Wellenlänge wesentlich 

 darunter litt. Zum Schutz gegen fremde Strahlung war das Instrument 

 in ein Metallgehäuse I eingeschlossen. Mit Konus versehen gab das 

 Mikroradiometer für die Strahlung einer Kerze in 6 m Entfernung etwa 

 100 Skalenteile Ausschlag, bei 3 m Skalenabstand und einer Ausschlags- 

 dauer von 10 Sekunden. Unter günstigen Bedingungen, welche be- 

 sonders bei windstillem klaren Wetter und konstanter Temperatur 

 des Arbeitsraumes erfüllt waren, überstieg der Fehler einer einzelnen 

 Ausschlagsmessung selten 0.2 mm und es konnten durch Häufen von 

 Beobachtungen auch kleine Ausschläge von 2—3 mm auf einige Pro- 

 zente genau ermittelt werden. 



