Nernst, f. Koref 11. F. A. Lindemann : Untersuchungen üb. spec. Wärme. I. 247 



Untersuchungen über die spezifische Wärme 

 bei tiefen Temperaturen. I. 



Von W. Nernst, F. Koref und F. A. Lindemann. 



(Aus dem Physikalisch-Chemisclien Institut der Universität Berlin.) 



(Vorgetragen am 17. Februar 1910 [s. oben S. 165].) 



1. Besehreibung eines Kupferkalorimeters (Nernst und Lindemann). 



Uas im nachfolgenden beschriebene Kaloiümeter besteht aus einem 

 Kuj^ferblock von etwa 400 g Gewicht, der eine längliche Höhlung be- 

 sitzt, die zur Aufnahme der erwärmten oder abgekühlten Substanz dient. 

 Wegen der guten Wärmeleitfähigkeit hat der Kupferblock stets überall 

 praktisch die gleiche Temperatur, so daß eine hier unmögliche Rührung, 

 wie man sie bei den Flüssigkeitskalorimetern verwendet, auch entbehr- 

 lich ist. Zur besseren Wärmeisolation befindet sich das Kalorimeter in 

 einem Vakuumgefäße D; seine Temperatur wird mit Hilfe von Thermo- 

 elementen gemessen. 



Die Anordnung des ganzen Apparates zeigt Fig. i. K bedeutet 

 das Kalorimeter, T sind die Thermoelemente, deren untere Lötstelle 

 sich in kleinen Glasröhrchen befinden, die in das Kalorimeter einge- 

 lassen sind; des besseren Wärmeaustausches wegen sind die Glasröhr- 

 chen innen von Woodschem Metall erfüllt und außen damit umgeben. 

 Die anderen Lötstellen befinden sich ebenfalls in einem Kupferblock C, 

 der den oberen Abschluß des Vakuumgefäßes bildet. Durch letzteren 

 geht ein Glasrohr 72, das zur Einführung der zu untersuchenden Substanz 

 dient und oben durch einen Schieber verschlossen werden kann. Be- 

 nutzt wurden zehn hintereinander geschaltete Thermoelemente Kon- 

 stantan-Eisen, deren elektromotorische Kraft mit Hilfe eines Millivolt- 

 meters von Siemens & Halske gemessen wurde. Da diese Instrumente, 

 nötigenfalls mit einer Lupe, eine sehr genaue Ablesung gestatten, so 

 konnten sie anstatt eines Spiegelgalvanometers Verwendung finden. 



Es ist AvünschensAvert, daß auch die Glaswand, die das Kalori- 

 meter umgibt und natürlich möglichst dünnwandig geAvählt wird, in 



