r^ 





Nernst, F. KoREF u. F. A. Lindemann: Untersuchungen üb. spoc. Wärme. I. 249 



Fiff. 3. mengedrückt wurde, umgeben. Diese sehr 



einfache und praktische Vorrichtung schlug 

 uns Hr. Koref vor. 



Die zu untersuchenden Substanzen be- 

 fanden sicli in einem dünnwandigen Sil- 

 bergefäß, das nur wenige Gramm wog und 

 dessen Kapazität daher nur mäßige Beträge 

 besaß. Um die Temperatur vor dem Her- 

 einbringen in das Kalorimeter genau zu 

 kennen, wurde ein Thermoelement T in ein 

 in die Mitte des Gefäßes eingelötetes Sil- 

 berröhrchen A gesteckt. Als Erhitzungs- 

 npparat diente ein großer elektrisch geheiz- 

 ter Kupferblock (Fig. 2). Für Herstellung- 

 tieferer Temperatur diente ein Vakuum- 

 gefäß aus Quarz, das, wie Fig. 3 zeigt, 

 von einer beiderseitig offenen Röhre durch- 

 setzt ist, welche mit flüssiger Luft bzw. 

 einem Gemisch von Alkohol und feste 

 Kohlensäure umgeben wurde. Die be- 

 schriebenen Vorrichtungen wurden nach 

 Einstellung des Temperaturgleichgewichts 

 über das Kalorimeter gebracht, die Schie- 

 ber geöffnet und das Silbergefäß nebst In- 

 lialt an einem Faden in das Kalorimeter 

 heruntergelassen. 



Um zu verhindern, daß aus dem In- 

 nern des eigentlichen Kalorimeters warme 

 Luft aufsteigt und so Wärmemengen ver- 

 loren gehen, befand sich über dem Silber- 

 gefäß ein kleiner Wattebausch, der die Öff- 

 nung des Kalorimeters gerade verstopfte. 

 Die Erwärmung des Kalorimeters be- 

 trug in der Regel 2 — 3 Grade; es entsprach 

 derselben ein Ausschlag des benutzten 

 Millivoltmeters von 40 — 60 Teilstrichen; 

 da die Zehntel oder gar Zwanzigstel sich noch sicher ablesen ließen, 

 so konnten die Temperaturveränderungen und damit auch die spezifi- 

 schen Wärmen bis auf einige Promille gemessen, werden. 



Natürlich muß der Apparat durch eine Substanz von bekannter 

 Wärmekapazität geeicht werden; hierzu wurde bei höheren Tempera- 

 turen Wasser, bei tiefen Blei genommen, dessen spezifische Wärme 



