254 Sitzung der phys.-inath. Classe v. 3. Milrz 1910. — Mittli. v. 17. Februar. 



Bei Temperaturen unter o° erwies es sich als zweckmäßig, das 

 Kalorimeter häufig zu eichen. Es ist nämlich nicht ganz zu vermeiden, 

 daß beim Hineinbringen und Herausholen der Substanz Spuren von 

 Wasserdampf in das kalte Kalorimeter diffundieren und sich dort 

 kondensieren. Steht das Kalorimeter in Eis, und wird seine Tem- 

 peratur durch das Hineinfallen des kalten Körpers um einige Grade 

 erniedrigt, so gefriert das spurenweise vorhandene Wasser, und es 

 ergeben sich durch die hohe Gefrierwärme des Wassei's Unregelmäßig- 

 keiten (da die »Kapazität« des Kalorimeters etwa 40 cal. beträgt, so 

 macht nur 0.00 1 g Wasser schon 0.2 Prozent aus). Werden die Mes- 

 sungen relativ ausgeführt, wird die Kapazität des Kalorimeters täglich 

 und, wenn sich Abweichungen zeigen, vor und nach jeder Messung- 

 geeicht, so fallen die Fehler heraus. 



Bei meinen ersten Versuchen, bei denen hierauf nicht genügend 

 geachtet wurde, sind deshalb Fehler von i — 2 Prozent möglich; diese 

 Versuche sind im folgenden mit einem * versehen. Bei meinen übrigen 

 Messungen dürfte die Genauigkeit etwa 0.5 Prozent betragen. 



Im folgenden sind die von mir ausgeführten Versuche zusammen- 

 gestellt. Bei der Angabe des Temperaturintervalls bedeutet stets die 

 erste Zahl die Temperatur des Körpers vor dem Versuch, die zweite 

 Zahl die Endtemj^eratur des Kalorimeters. 



Blei. 



Chemisch rein, von Kahlbaum bezogen. Kalorimeter in Eis, ge- 

 eicht mit Wasser von Zimmertemperatur. 



