Nernst: Untersuchungen über specifische Wärme. 11. 



2fiB 



Fig. 4. 



Versuchsanordnung. In Fig. 4 bedeutet K das eigentliche 

 Kalorimeter, das an den beiden Zuführungsdrähten aufgehängt ist; 

 dasselbe befindet sich in einem birnenförmigen Gefäß, das durch eine 

 Gädepumpe und meistens auch noch durch in flüssiger Luft abge- 

 kühlte und vorher im Vakuum selir stark ausgeglühte Holzkohle 

 möglichst gut evakuiert wird. Die Widerstandsmessung 

 erfolgte mit Hilfe einer kalibrierten Stöpselbrücke; die 

 zugeführte Energie wurde mit Präzisionsvolt- und Am- 

 peremetern bestimmt, wobei natürlich der das Voltmeter 

 durchfließende Strom von den Angaben des Strommessers 

 abgezogen wurde. 



Der Widerstand des Platindrahtes betrug bei 0° 

 in der Regel einige hundert Ohm; derselbe war von 

 Heraeus als reinstes Platin bezogen und wurde bis — 80° 

 luftthermometrisch, bei sehr tiefen Temperaturen mit 

 dem für diese Zwecke ganz ausgezeichneten Stockschen 

 Sauerstoffthermometer' kalibriert; das letztere hat einen 

 hohen Grad von Zuverlässigkeit gewonnen, seitdem 

 neuerdings der Dampfdruck des Sauerstoffs von Traveks 

 und von Kammerlingh-Onnes genau gemessen wurde. 

 Aus diesen Eichungen wurden in Anlehnung an die 

 eingehenden Arbeiten von Kammerlingh-Onnes'^ Tabellen 

 füi- die Abhängigkeit des Widerstands von der Tempe- 

 ratur berechnet. Das einzelne dieser Messungen, das 

 für die hier befolgten Zwecke unwesentlich ist, soll an 

 einem anderen Orte mitgeteilt werden. 



Das Gelingen der Versuche hängt in erster Linie 

 von der Güte des Vakuums ab; treten hierin während 

 einer Messung Störungen ein, so können erhebliche Fehler unterlaufen. 

 Eine Kontrolle des Vakuums durch ein Geißlerrohr ist daher durchaus 

 erforderlich. Wer nach der hier beschriebenen Methode zu arbeiten 

 gedenkt, \\\ögQ hierauf und besonders auf die Benutzung von Vorrich- 

 tungen achten, die ein möglichst vollkommenes Vakuum zu erzielen 

 imstande sind. Auf der anderen Seite aber darf betont werden, daß, 

 zumal bei tiefen Temperatui-en, bei denen die Strahlung und somit 

 der Wärmeaustausch des Kalorimeters immer kleiner wird, die Exakt- 

 heit der Methode ganz außerordentlich groß gemacht werden kann. 

 In der voi'liegenden Arbeit wurde zunächst nur eine Genauigkeit von 

 etwa I Prozent angestrebt, doch zeigte sich bald, daß man erheblich 

 weiter kommen kann. 



Ber. d. Cham. Ges. 39, 2066 (1906). 



Mitteilungen aus dem Physika!. Lab. in Leiden Nr. 95 u. 99. 



