Nernst: Untersuchungen über specifische Wärme. II. 265 



der Platinwicklung wird um da« innere Rohr noch Staniol hei'um- 

 gewickelt. Es ist unbedingt nötig, daß im Innern des Silbergefäßes 

 zur Beförderung des Temperaturausgleichs Luft vorhanden ist"; es 

 wurde daher nach P^infüUen der Substanz der untere Deckel sorgfaltig 

 verlötet. Trat gelegentlich eine Undichtigkeit des vSilbergefäßes auf, 

 so verriet sich dies durch ein starkes Ansteigen der Temperatur des 

 Platindrahtes während der Heizung und durch den überaus langsamen 

 Wärmeausgleich . 



Die dritte Form (Fig. 7) wird sich hauptsächlich für Flüssigkeiten 

 empfehlen ; sie besteht aus einem Glasgefäß, in das die zu untersuchende 

 Substanz und passend als Gas Wasserstoff gefüllt wird und das hierauf 

 zugeschmolzen wird. Der Platindraht ist um das Gefäß gewickelt und 

 das Ganze ist von einem etwa o. i mm starken Silberblech umgeben. 

 Die Zwischenräume zwischen Glas und Silberblech sind mit Paraffin 

 ausgefüllt. Wegen der schlechten Wärmeleitung des Glases ist der 

 Wärmeausgleich langsam; das Gefäß verlangt also ein sehr gutes Va- 

 kuum. Es wurde nur in wenigen Fällen benutzt; man wird es nur 

 dann wählen, wenn das Silbergefäß aus irgendwelchen Gründen nicht 

 anwendbar ist. 



Die Wärmekapazität der beschriebenen Gefäße wurde stets durch 

 besondere Versuche, bei denen sie ohne Inhalt benutzt wurden, ermittelt; 

 die gefundenen Zahlen stimmten übrigens stets praktisch vollkommen 

 mit den aus den spezifischen Wärmen ihrer Bestandteile berechneten 

 überein. Zur Erleichterung dieser Rechnung dienen die am Schluß 

 dieses Abschnitts für Silber, Glas und Paraffin gegebenen Tabellen. 



Um das jedesmalige Einschmelzen des Kalorimeters zu ersparen, 

 wurden viele Versuche mit großen Schliffen ausgeführt; wenn man 

 aber, ähnlich wie Eucken, den Schliff außerhalb des Kältebades an- 

 bringt, so hat man bei Anwendung kurzer Gefäße Störungen durch 

 die Wärmestrahlung, wie ja auch die Versuche Euckens etwa 20° ober- 

 halb der Temperatur der flüssigen Luft ausgeführt werden mußten; 

 lange Gefäße sind von diesem Mißstande frei, verbrauchen aber viel 

 flüssige Luft. Versuche, bei denen der Schliff in die flüssige Luft 

 eintauchte, wobei als Dichtung Pentan diente, mißlangen häufig. 



Zwei typische Beispiele. Die Ausführung der Messungen wird 

 am besten veranschaulicht werden, wenn wir je einen mit einem Metall- 

 block und mit dem Silbergefäß ausgeführten Versuch eingehender be- 

 sprechen. 



Bleiblock, 396.3 g Blei, 1.07 g Paraffin, Schellack und Papier, 

 dessen Wasserwert bei — 212° 0.13 beträgt. Der Widerstand des 



Vgl. Eucken a. a. 0. 



