E. Mr-YKR: Uher die Stnictur der y-Sti-ahlen. 65)> 



und 4 cm äußorein Radius; sie wird verniiltels 3 EbonitsUicke e (2 cm 

 Höhe) von dem 3 mm dicken Messingdeckel D des sehr stabil ge- 

 bauten Schutzkastens Ä' getragen. B besitzt die isolierte Durchführung ?«. 

 Der Deckel D hat in der Mitte eine Öffnung von 3 cm Radius, die 

 durch einen kurzen Messingzylinder (Höhe 2 cm) und eine angesetzte 

 Messinghalbkugel (Radius 3 cm, Dicke i mm) in der aus der Figur 

 ersichtlichen Weise geschlossen ist. Der freie Abstand zwischen A 

 und B beträgt 3 cm. 



Das Radium Ka (16.5 mg reines RaBrJ befindet sicli in einer der 

 bekannten, mit einer dünnen Glimmerplatte verschlossenen J]bonit- 

 kapsel; es wird von dem Gestänge SSS in der aus der Figur zu 

 ersehenden Weise getragen und kann in beliebiger Höhe festgestellt 

 werden. Die Lage des Präparates wurde so justiert, daß es möglichst 

 im Zentrum der Kugeln A und B lag, ein Anschlag p sorgte dafür, 

 daß diese Stellung auch nach einem Hochziehen des Präparates wieder 

 eingenommen wurde. 



In die mittlere Vertiefung des Deckels D konnten nun verschiedene 

 Bleiblenden F eingesetzt werden, die die Strahlen des IIa auf einen 

 gewissen Raumwinkel beschränkten. Es waren zylindrische Bleiklötze 

 von etwa 6 cm Durchmesser, die eine zentrische Bohrung von 22.5 mm 

 besaßen, um die Radiumkapsel aufzunehmen. Vermittelst eines über- 

 stehenden Randes werden die Blenden von einem stabilen Holzgestell, 

 dessen Durchschnitt bei FF angedeutet ist, getragen. Das Gestell FF 

 war auf derselben schweren Grundplatte festgekittet, die auch die 

 ganze lonisierungskammer trug. 



Unter Blende I ist im folgenden diejenige verstanden, die mit 

 ihrem unteren geraden Rande mit der Radiumkapsel abschloß, also die 

 Strahlen in einen Raumwinkel von fast 180° eintreten ließ. Die anderen 

 Blenden, bezeichnet mit II und III, besaßen verschiedene Verlänge- 

 rungen von der Art des in Fig. i eingezeichneten punktierten Stückes. 



Die beschriebene Ionisationskammer stellt also einen Kugeikon- 

 densator dar, in den die Strahlung eines Radiumpräparates, auf ver- 

 schiedene Raumwinkel begrenzt, eintreten kann. Da die Strahlung 

 bis zum Kondensator außer der dünnen Glimmerplatte 2 mm Messing 

 zu durchdringen hatte, so waren last nur die 7-Strahlen wirksam. 

 Auch hatte eine Zwischenschaltung einer i . 2 mm dicken Bleij)latte 

 direkt vor das Präparat auf die Versuchsresultate keinen merkbaren 

 Einfluß, was der Fall hätte sein müssen, falls durch die 2 mm Messing 

 noch /3- Strahlen in nicht zu vernachlässigender Menge hindurch- 

 gegangen wären. 



Man muß nun in dem Kondensator C bei den verschiedenen 

 Oßnungs winkeln zweier Blenden die Schwankungen der Ionisation 



