054 Gesammtsitziing vom 23. Juni 1910. — Mittlieilimg vom 9. .Inni. 



und damit die zeitlichen Schwankungen der radioaktiven Straldung- 

 des Präparates messen und sehen, ob 7 sich mit der Blendenöffnung 

 ändert oder nicht. 



§ 6. Die zur Messung der lonisationsschwankungen angewandte 

 Anordnung, eine Nullmethode, ist in Fig. 2 schematisch dargestellt. 

 Die Elektrode ^4 der lonisierungskammcr C, die im folgenden Elek- 

 trometerkugel genannt werden soU, war mit dem einen Quadranten - 

 paare Q^ eines Dolezalekschen Elektrometers E verbunden, dessen 

 anderes Quadrantenpaar Q, geerdet oder auf ein bestimmtes Potential 

 gebracht werden konnte. Dazu diente der Widerstand R^ von 5000 Ohm 

 mit Laufstöpsel, der Umschalter U^, der Akkumulator Bj^ und das 

 Voltmeter T',. Diese Vorrichtung wurde seltener zur Kompensation 

 des Elektrometerausschlages benutzt, hauptsächlich zur Empfindlich- 

 keitsbestimmung von E. Die Nadel von E wurde von der Batterie 

 5in (100 — 240 Volt) durch den Widerstand W^ (10'' Ohm) aufgeladen. 

 Gleichzeitig lag Q, durch den Schlüssel S^ an dem einen Ende eines 

 Bronsonwiderstandes B W. Das andere Ende von B W war geerdet 

 oder konnte auf ein bestimmtes Potential gebracht werden. Hierzu 

 diente ein sehr guter Wolfscher Widerstand /?, von i loooo Ohm, 

 der Umschalter U^, die große Batterie B^ von 82 Volt und 145 Am- 

 perestunden Kapazität und der Schlüssel «Sj. 



Die "Spannungskugel« B der lonisierungskammcr C wurde von der 

 Hochspannungs-Akkumulatorenbatterie B^ aus durch den Amylalkohol- 

 widerstand W^ auf 1000 — 2000 Volt geladen. Durch diese Spannung 

 wurde nahe Sättigungsstrom erreicht, so stieg der Strom bei Erhöhung 

 des Potentials von 1000 auf 2000 Volt um nicht 3 Prozent. Ein Braun- 

 sches Elektrometer F, diente zur Kontrolle der Spannung. Durch <S", 

 konnte Q, geerdet werden. 



Das an BW angelegte Potential wurde so abgeglichen, daß der 

 durch C fließende Strom kompensiert wurde, Q, also nahe das Poten- 

 tial Null hatte. Das Elektrometer E zeigte dann nur die Schwankungen 

 des lonisationsstromes an. Um den Gesamtstrom zu messen, wurde 

 durch S^ der Bronsonwiderstand abgeschaltet und Q, mit einem EUiot- 

 schen Glimmerkondensator (meistens 0.2 Mikrofarad) verbunden. Der 

 Strom ergab sich durch die Zeit, die der Kondensator gebrauclite, um 

 sich um ein bestimmtes Potential aufzuladen. 



Dicke Bleischirme PbPh dienten dazu, die Meßanordnung vor etwa 

 aus K noch austretenden 7-Strahlen zu schützen. Alle in Betracht 

 konmienden Leitungen waren durch geerdete Schutzröhren geführt. 



Über die Empfindlichkeit der Methode mögen folgende Zahlen 

 orientieren. Der Bronsonwiderstand hatte, am 21. Mai 19 10 gemessen, 

 einen Widerstand von ungefähr 8'io'°Ühm (bei etwa 0.8 Volt ange- 



