94 Sitzung der physikalisch -inatliematischen Classe v. 19. Januar 1905. 



Über Theodolithgoniometer. 



Von C. Klein. 



J_Jie Angaben von H. Smith über ein dreikreisiges Goniometer' 

 und die meinigen über das Krystallpolymeter"' folgten den vor- 

 angegangenen Untersuchungen über zweikreisige Goniometer von 

 E. VON Fedokow^ und V. Goi-DscHMrox* welch' letztere Forscher die Be- 

 schreibung ihrer Instrumente , Zweck und Anwendung derselben gaben ; 

 ihnen schlössen sich Mittheilungen von S. Czapski^ und F. Stöber" an. 



C. Leiss' vereinigte in seinem Werke »Die optischen Instrumente 

 der Firma R. Fuess« die Avichtigsten früheren Angaben und gab Mit- 

 theilungen über Construetionsverbesserungen. Justirungsmethoden u. s.w. 

 Nach diesen letzteren wurden die zu besprechenden Instrumente ge- 

 regelt. 



C. Viola sprach sich 1898"' zwar noch etwas zurückhaltend über 

 die Theodolithgoniometer aus, scheint sich aber neuerdings'' mehr von 

 ihrer Gebrauchsfälligkeit ül)erzeugt zu haben, da er sie allein unter 

 den Reflexionsgoiiiometern behandelt. 



G.Wulff gab in der Zeitschr. f. Kryst. 1903. Bd. 37, S. 50 u. f. Bei- 

 träge zur Theodolithmethode, in denen er u. A. den Fehler behandelt, 

 der von der Neigung der Goniometeraxen Iierrührt und eine Vorrichtung 

 zum Umlegen eines Krystalls gibt, so dass, wenn die obere Kry- 

 stallhälfte untersucht ist, die untere zur Untersuchung kommen kann. 



Konnte man mit dem dreikreisigen Goniometer eine beliebige Kry- 

 stallkante einstellen, so war man mit den einfacher herzustellenden 

 Theodolithgoniometern in der Lage, die Avichtigsten Messungen eben- 



' G. F. Herbert Smith. Min Magaz. 1899, ^'I- S.175 — 182. 



" C. Klein, Diese Sitv.ungsber. 1900, S. 248. 



* E. VON Fedorow, Zeitschr. f. Kryst. 1893, Bd. 21, S. 574. 



* V. Goldschmidt, Zeitschr. f. Kiyst. 1893, Bd. 21, S. 210. 



' S. CzAPSKi, Zeitschr. f. Instruinentenkunde 1893. Bd. 13. S. i und 242. 



° F. Stöber, Zeitschr. f. Kryst. 1897, Bd. 29, S. 22. 



' C. Leiss, Die optischen Instrumente der Firma R. Fuess 1899. Vergl. auch 

 Zeitschr. f. Kryst. 1899, Bd. XXXI, S. 49 u. f. 



8 C.Viola, Zeitschr. f. Kryst. 1898, Bd. XXX, S. 417 u. f. 



' C.Viola, Grundzüge der Krystallographie 1904, S. 32 u. f. 



