Klein : Theodolithsoniometer. 



95 



falls mit einer Aufsetzung des Krystalls auszuführen. Dabei bediente 

 man sich der Methode der Astronomie und bestimmte Höhen- und 

 Breitenwinkel. 



Inwieweit dies auch mit den dreikreisigen Goniometern auszuführen 

 ist, lehren die Abhandlungen von H. Smith, a. a. 0. 1899 und An im- 

 proved form of the Three- Circle- Goniometer. Min Magaz. 1 904, Vol. XIV 

 Nr. 63 S. I, sowie die vorliegende, in welch letzterer auch noch über 

 Beobachtungsmethoden und Neuconstructionen gehandelt wird. 



Fig.1. 





Im Ganzen stellen sich die neuen Beobachtungsmethoden mit den 

 verbesserten Instrumenten auch dann als vortheiUiaft heraus, wenn 

 man die früheren Berechnungsarten beibehält, da dann zu diesen 

 sehr dienliche Elemente gewonnen werden. 



Um das Krvstallpolymeter in ein dreikreisiges Goniometer, bezw. 

 ein Theodolithgoniometer umzuwandeln, entferne man von ihm, Fig. i, 

 das für Refractionsermlttelungen bestimmte Fernrohr F^ durch Lösen 

 der Schraube S,, weiterhin den Mikroskoptubus M durch Lösen von 

 ■S' . nehme den centralen Trauer mit dem Flü-ssiarkeitsgefass ab und 



