l 



Klein: Theodolithgoiiioineter. il7 



tläche ermitteln, so bediene man sich des Um st eck tisch es' und 

 bringe z. B. an C die Prismentlächen von der verticalen in eine 

 horizontale Lage. Ist das Präparat so aufgesetzt, dass beim Um- 

 stecken eine Prismentläche ungefähr nach vorn kommt, so bewirke 

 man dies genau durch Justiren und Centriren und stelle danach mit B 

 die betreffende Zonenaxe, der Prismenfläche anliegend, normal und 

 messe mit A. 



Stellt man die Drehaxe von C normal zur Drehaxe von A, so 

 lassen an der Centrir-und Justirvorrichtung von C angebrachte Krystalle 

 auch Messungen zu. Da aber B und C, in der Horizontalebene ge- 

 dreht, bald an die Fernrohre stossen, so ist der Drehbezirk nicht 

 sehr gross und umfasst nur etwa 135°. Derselbe könnte durch eine 

 veränderte Anbringung von G^ vergrössert werden. 



In die hohle Axe von B kann man eine Centrir- und Justir- 

 vorrichtung einsetzen , deren äussere Hülle an T^ mit einem Bügel 

 und zwei Schrauben befestigt und angeschraubt wird. Eine in dieser 

 Hülle gleitende innere Axe trägt die Centrir- und Justirvorrichtung 

 und ist vor- und rückwärts verstellbar und festzuklemmen. Man er- 

 hält dadurch in gewisser Hinsicht das a'On FEOOROw'sche zweikreisige 

 Goniometer (avich das von Goldschmidt), was viele grosse Vorzüge 

 besitzt. 



Ein Krystall. an die Centrir- und Justirvorrichtung von B in der 

 Richtung der Bezugszone nach dem Mittelpunkt zu angesetzt und die 

 Axe von B durch Drehung von G^ oder T^ in die Sehaxe gestellt, 

 lässt durch Drehung um B die verschiedenen Zonen : Basis , Pyramiden, 

 Prisma einstellen und durch Drehen mit A messen. 



Man kommt dabei auch auf Pyramiden, die kein zugehöriges 

 Prisma haben. In diesem Falle" fixire man die Position der Rand- 

 kante, gehe in die folgende Stellung über und messe mit B diese 

 Position zu einem bekannten Prisma. Dies ist ein besonderer Fall 

 des allgemeinen, dass, wenn man die Axe von B normal zur Sehaxe 

 stellt, sich mit B die Prismen messen lassen. 



' Dei' Umsteck tisch besteht ans einer quadratischen Krystallträgerphitte, die 

 auf der einen breiten Seite rauli ist, auf der anderen einen normal 'zu ihr eingefügten 

 Zapfen besitzt. Einen ebensolchen hat sie normal zu einer schmalen Seite eingesetzt. Wird 

 dieser in die Centrir- und Justirvorrichtung eingefügt und geklemmt, so kann eine 

 zur eisten normale Lage des Krystalls erreicht werden. Die Vorrichtung unterscheidet 

 sich also von der von G. Wulff, a.a.O. 1903 angegebenen. Beide Vorrichtungen 

 erfordern genaues Arbeiten, doch muss bei der von Wulff, die eine Krystallhälfte 

 an eine vorhandene anpasst, noch grössere Aufmerksamkeit verwandt werden als hier, 

 wo eine von den vorhandenen mehr unabhängige Krystallpartie untersucht wird. 



^ Man lässt hierzu die Reflexe der Flächen aus der Zone der Randkante sich 

 entwickeln. 



