98 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe v. 19. Januar 1905. 



Wird in der ersten Stellung rechtwinkelig umgesteckt, so kommen 

 die Kanten der Bezugszone senkrecht zur Sehaxe. 



Stellt man eine Fläche normal zu ihr, so können alle Zonen, die 

 in beliebigen Kanten auf der Fläche münden, mit B eingestellt und 

 die Neigungen mit Ä gemessen werden. 



Das Umstecken in der zweiten Stellung — Axe von B senkrecht 

 zur Sehaxe — hat keine besondere Bedeutung. 



An Stelle der Centrir- und Justirvorrichtung kann man auch in 

 gleicher Weise eine von FEDOEOw'sche Vorrichtung zum gra- 

 phischen Rechnen' anbringen. Da es aber hierbei sehr auf genaue 

 Justirung und ausgiebige Bewegungen ankommt, so empfiehlt es sich, 

 ein besonderes Instrument für jene Zwecke zu construiren. 



Man könnte auch daran denken, die Axe von C in die Sehaxe 

 zu stellen und damit als einem von FEDOROw'schen Rechnungsapparat 

 zu operiren. Allein die Justirvorrichtung hat alsdann nicht ausgiebige 

 Bewegungen genug und das Ganze sitzt zu sehr federnd an, als dass 

 es für den Gebrauch tauglich wäre. Es ist daher höchstens zur De- 

 monstration geeignet, unddieNothwendigkeit, ein besonderes Instrument 

 herzustellen, fällt nicht fort. 



Das CzAPSKr-LEiss'sche Theodolithgoniometer besitzt einen hori- 

 zontalen und einen verticalen Kreis; parallel der Ebene des letzteren 

 sind zwei Fernrohre beweglich und gegen einander verstellbar.^ Es 

 arbeitet in folgender Weise : 



Habe man einen Apatit und setze ihn auf den Tisch des hori- 

 zontalen Kreises so, dass die Bezugszone vertical steht, so kann man 

 alle Prismen zu ihren Pyramiden und der Basis messen und dadurch 

 auch die Lage der Prismen gegen einander bestimmen. 



Da.s a;if die Lage links rechts (am verticalen Theilkreis markirt) 

 gestellte Beobachtungsfernrohr des verticalen Kreises kann überdies 

 mit Autocollimation alle Prismen messen und zum Messen beliebiger, 

 auf einer Prismenfläche sich projicirender Zonen steckt man um, be- 

 kommt eine Prismentläche nach oben und richtet die betreffende Zone 

 =j= der Dreliaxe des verticalen Kreises. Alsdann bestimmt man die 



' Vergl. E. VON Fedorow, Zeitschr. f. Kryst. 1900, B. 32, S. 464 u. t. ; ebenso 

 K. Stöckl, Zeitschr. f. Kryst. 1904, B. XXXIX, S. 23 u.f. — Eine von FEOoRovv'sche 

 Vorrichtung für rlas Krystallpolynieter liess ich schon 1901 anfertigen. 



^ Hr. CzAPSKi schreibt Zeitschrift für Instrumentenkunde 1893, Bd. 13, S. 2 , dass 

 er schon früher am Totalretlectonieter Vorrichtungen angebracht habe, die erlaubten, 

 dasselbe als zweikreisiges Goniometer zu benutzen. Ich kann diese Angaben nur be- 

 stätigen, denn am 5. Oktober 1891 wurde dem hiesigen Institute eine solche Vorrichtung 

 bei Ablieferung eines Totah-ellectonietei's mitgesandt. 



^ Eine Lupe zur Betrachtung des Krystalls und zur Einstellung befindet sich in 

 der hohlen Axe der verticalen Fernrolire. 



