Klein : Theodolithffoniometer. 



09 



Neigungen der Flächen dieser Zone mit den in einer Verticaleljene sieh 

 bewegenden Fernrohren. 



Um die Vortlieile dieser Construction mit anderen zu verbinden, 

 habe icli an einem wie vorstehend beschriebenen Goniometer, dessen 

 verticale Fernrohre sich bis auf 20° einander ]iäliern um] klemmen 

 lassen, noch zwei horizontal stehende Fernrohre' durch Hrn. Fuess 

 in Steglitz anbringen lassen (Fig. 2).- Die Justirung ist so ausgeführt, 



dass die optische Axe des verticalen Beobachtungsfernrohres die des 

 horizontalen senkrecht schneidet. Ebenso wirken die beiden Axen 

 der beiden Kreise zu einander normal und zu denen der Fernrohre 



' Damit dürfte auch weitergelieiiden Bedürfnissen abgeholfen sein (vergl. C.\'iola. 

 a. a. O. 1898, S. 423). 



^ Das ganze Instrument ruht auf einem King und ist drehbar, so dass jeder 

 Theil auf den Beobachter zu gerichtet werden kann, was namenthcli zu Orientirungs- 

 zwecken und zum Ablesen der Nonien wiciitig ist. 



