100 Sitziinj; der physikalisch -mathematischen Classe v. 19. Januar 1905. 



parallel bezw. senkrecht. Die eben erwähnten horizontalen Fernrohre 

 laufen an einem besonderen Kreise, der Minuten bestimmen lässt und 

 sind feststellbar. Eine Mikrometerbewegung erschien des ruhigen und 

 sicheren Drehganges wegen nicht nöthig. Die Centrir- und Justir- 

 A'orrichtung ist in der Höhe verstellbar und dreht sich ähnlich leicht 

 und sicher; die Drehung kann gedämpft werden. 



Wird der Krystall mit der Bezugszone parallel der Vertical- 

 axe aufgesetzt, so bestimmen sich Höhen- und Breitenwinkel in ge- 

 wohnter Weise. Beim Einstellen führt man eine Pi-ismenfläche vor 

 die Lupe, die in der Axe, die die verticalen Fernrohre trägt, sich 

 befindet und dreht den Krystallträger bis zum Verschwinden der 

 Fläche. Alsdann wird, bis auf kleinere Justirungen, die Fläche 

 so stehen, dass der Höhenwinkel abgenommen werden kann. — 

 Man kann aber auch in der altgewohnten Weise mit den liorizon- 

 talstehenden Fernrohren alle Prismenwinkel vor der Bestimmung der 

 Höhenwinkel der Pyramiden messen, was die Gesammtoperation er- 

 leichtert. 



Tritt zu einem Pyramidenpaar kein zugehöriges Prisma auf, so 

 bestimme man den Höhenwinkel des ersteren , lege das Beobaehtungs- 

 fernrohr horizontal, wende AutocoUimation a.n^ und bestimme durch 

 Drehung des horizontalen Kreises den Neigungswinkel einer vorher 

 bekannten Pri.smenfläche zur optischen Axe jenes Fernrohrs. 



Beispiel: Apatit. Man habe den Randkantenwinkel von 3P3/2 

 (2 131) mit 131° 58' gemessen bezw. die Neigung einer Fläche zur 

 Basis mit 114°!' bestimmt. Dann liegt in der Zone der Randkante 

 auch das (nicht vorhandene) zugehörige Prisma. Seine Position ist 

 gegeben, wenn das Beobachtungsfernrohr des verticalen Kreises genau 

 horizontal steht. Man stelle in der Zone der Randkante diese Po- 

 sition ein. Dreht man nun den horizontalen Kreis, bis die anliegende 

 ooP (loTo) Fläche durch AutocoUimation spiegelt, was bei i6o°54' der 

 Fall ist, so berechnet sich daraus die Neigung der Randkante zur 

 Nebenaxe und ferner die Ableitungscoefficienten. 



Sollen die auf einer PrismenÜäche mündenden Zonenverbände 

 gemessen werden, so ist der Krystall umzustecken, eine PrismenÜäche 

 liorizontal zu stellen und dann so zu richten, dass die Winkelmessungen 

 normal zu den Zonenkanten laufen. 



Ausserdem lässt sich mit dem hier beschriebenen Modell in der 

 gewöhnlichen Art messen, was vielfach nöthig und angenehm ist, und 

 das Instrument ist zu der Bestimmung von Brechungsexponenten ein- 

 gerichtet. 



Hierzu hat das ßeobachtungslernrolir im Ocular einen GAuss"schen Spiegel. 



