Warhurg: Retlexion der Kathodenstralilen. 461 



der Strom immer oieiclizeitig durcli I und II über gleiche Widerstände 

 zur Erde. 



Die genannte Fehler(|uelle wurde praktisch dadurcli beseitig-t. daß 

 man bei 6, und b^ Schirme mit sclimalen Spalten einsetzte, so daß 

 die durch S], s{ und %, s{i gelangenden Strahlen von den Projektionen 

 der i™"' langen, 15""'" breiten Spalte in 61 und 6]i auf die bezüglichen 

 Reflektoren rj und i\i herkamen. Dies beeinträchtigte die Helligkeit 

 der Flecke f\ und /n nicht we,sentlich , während der größte Teil der 

 reflektierten Kathodenstrahlen von den Röhren 1 und H abgehalten 

 war. Man eliminierte jede weitere Unsymmetrie, indem man die Beob- 

 achtung nach Unilegung der Reflektoren rj und r„ um 180° mittels 

 des Schliffes Q wiederholte. 



Der gewünschte Grad der Luftverdünnung wurde, nach Vorpum- 

 pen mit einer Spkengel- Pumpe, nach Dewae' durcii einen Behälter 

 mit Kokusnußkohle in einem Bade von tlüssiger Luft leicht inid be- 

 quem hergestellt. 



Zur Erzeugung der auffallenden homogenen Kathodenstrahlen 

 diente eine aoplattige TöPLKEsche Influenzmaschine. 



§ 3. War nun /•] eine dicke Aluminiumplatte , i\y ein 0.53/i dickes 

 Aluminiiim blättchen, so bemerkte bei 20000 Voltstrahlen"" schon das 

 bloße Auge, daß /, heller war als /n, daß also das dünne Blättchen 

 weniger als die dicke Platte reflektierte. Da aber homogene Kathoden- 

 strahlen bei der Reflexion unhomogen werden^, so nahm man die 

 photometrischen Messungen an den magnetischen Spektren der reflek- 

 tierten Strahlen vor. Die Spektren wurden liervorgebracht durch die 

 Wirkung der Magnetisierungsspulen Cj und Cu und waren ungefähr 

 dreimal so lang wie die 5""' langen unabgelenkten Flecke /. Die Me- 

 thode der Messungen war folgende. Die Spektren I und II (Fig. 2) 



„. ., wurden je in drei s°"" lanse Bezirke i, 2, ? 2:e- 



tig. 2. •' j » » ' o ö 



I. j,, teilt und i. I, mit I, und I3, 2. I, mit U, , I^ 



mit II3, I3 mit II3 durch ein MARTENssches Photo- 

 meter* verglichen. Als Vergleichslichtquelle diente 

 im allgemeinen eine Glühlampe ; nur bei niedrige- 

 ren Potentialen, bei welchen die Kathoden I und 

 II zugleich miteinander betrieben werden konnten, 

 geschahen die Vergleicliungen unter 2. direkt. 



§ 4. Es handelt sich darum, aus diesen Messungen die Strom- 

 dichte in den verschiedenen Bezirken der Spektren zu bestimmen, indem 



•J 3. 



I 1. 



i. Dewar, Compt. rend. 139. 261, 1904. 



Potentialdifferenz zwischen Anode und Kathode gleich 20000 Volt. 



E. Gehrke, diese Berichte 1901, 8.461. 



F. F. Marxens, Physik. Zcitscjir. 1. 299, 1900. 



