6 Mıcntvs 
mehrere von den Angaben des Hrn. Henrici von den von mir gefundenen 
Resultaten abweichen. 
8. Bevor ich zu den Versuchen selbst übergehe will ich zunächst 
Einiges über das Galvanometer vorausschicken, das zu denselben benutzt 
worden ist. Dasselbe enthält eine Doppelnadel die in so weit astatisch ist, 
dafs sie sich fast senkrecht gegen den magnetischen Meridian stellt. Dies 
findet bei recht astatischen Nadeln gewöhnlich statt; denn da beide Nadeln 
nicht vollkommen in derselben Ebene liegen, und nicht vollkommen gleiche 
Pole haben, so liegt die Resultante aus den magnetischen Kräften beider 
Nadeln so, dafs sie den Winkel den diese miteinander machen nahe halbirt, 
oder wenn man sich beide Nadeln in einer Ebene liegend vorstellt, so ist 
die Resultante fast senkrecht gegen diese Ebene. Man kann daher aus der 
Stellung der Nadeln schon erkennen in wie weit sie astatisch sind, denn je 
vollkommner sie es sind, um so mehr stellen sie sich senkrecht gegen den 
magnetischen Meridian. 
Eine besondere Schwierigkeit bei der Construction der Galvanometer 
bietet der Leitungsdrath. Die Kupferdräthe die man hier käuflich erhält 
sind so magnetisch, dafs es nicht möglich ist die Doppelnadel auf die Mitte 
der Windungen oder auf den 0 Punkt der Scale einzustellen. Durch An- 
wendung eines kleinen, etwa + Zoll langen Magneten, der aus einem Stück 
einer Nähnadel bestand und an dem Rande des Galvanometers befestigt war, 
liefs sich die Nadel zwar auf 0° einstellen, allein die Ausschläge derselben 
waren dann nach beiden Seiten verschieden. Es wurde defshalb versucht 
Kupfer anzuwenden, das galvanoplastisch niedergeschlagen war. Eine Quan- 
tität desselben, die aus einer Fabrik von galvanoplastischen Gegenständen 
herstammte, wurde geschmolzen und in Form eines Cylinders ausgegossen. 
Als dieser aber einer sehr empfindlichen astatischen Doppelnadel genähert 
wurde, zeigte er sich noch so stark magnetisch, dafs von dem aus ihm gezo- 
genen Drathe keine bessere Wirkung als von gewöhnlichem Kupferdrath zu 
erwarten war. Vielleicht wird mit dem galvanoplastisch niedergeschlagenen 
Kupfer auch etwas Eisen gefällt wenn solches in der Auflösung vorhanden ist. 
Ich habe defshalb Kupfer besonders gereinigt und zwar auf folgende 
Weise. Eine Auflösung 
8 
niak übersättigt bis alles Kupferoxyd wieder aufgelöst war. Darauf wurde 
von schwelsaurem Kupferoxyd wurde mit Ammo- 
das gefällte Eisenoxyd abfiltrirt und da das Kupfer sich aus der ammoniaka- 
