über thermoelectrische Ströme. 7 
lischen Lösung nicht gut durch den galvanischen Strom fällen läfst, so wurde 
die Flüssigkeit bis zur Trockne eingedampft, um alles Ammoniak zu entfer- 
nen. Das so gereinigte schwefelsaure Kupferoxyd wurde in Wasser gelöst 
und auf galvanischem Wege niedergeschlagen. Da es nicht gelingen wollte 
das Kupfer als eine zusammenhängende Masse auszuscheiden, so mulste es 
geschmolzen werden. Leider bekommt man dabei immer ein Kupfer das 
spröde ist, und sich nicht zu Drath verarbeiten läfst. Erst nachdem das- 
selbe acht Mal umgeschmolzen war, gelang es endlich Drath daraus zu 
ziehn. 
Dieses Verfahren das Kupfer zu reinigen ist ein schr mühsames und 
sehr kostbares. Ohne Zweifel ist es möglich reines Silber zu erhalten das 
eben so frei von Magnetismus ist wie dieser Drath, und es läfst sich leicht 
berechnen dafs dies bedeutend weniger kosten würde als ein gleiches Ge- 
wicht von Kupfer das auf die angegebene Weise gereinigt ist. Auch würde 
ich Silber statt Kupfer gewählt haben wenn ich nicht gewünscht hätte zu er- 
fahren ob und in wie weit man überhaupt im Stande ist Kupfer darzustellen 
das nicht mehr auf die Magnetnadel wirkt. 
Dies ist mir in sofern gelungen als bei dem Galvanometer mit dem 
erwähnten Kupferdrathe die astatische Nadel sich genau in die Mitte zwi- 
schen die Windungen bringen läfst und sich auch immer wieder ganz sicher 
auf den Null-Punkt der Scale einstellt. 
Der Drath ist mit weilser Seide besponnen. Er hat ohne die Seide 
einen Durchmesser von 1 Millim. und eine Länge von 70 Fufs. Er ist dop- 
pelt aufgewickelt, so dafs je nach dem man die Enden desselben verbindet, 
der Strom entweder die ganze Länge nach einander durchläuft oder gleich- 
zeitig durch den doppelten Drath von der halben Länge geht. Bei den fol- 
genden Versuchen ist stets die letztere Combination in Anwendung ge- 
kommen. 
Der so vorgerichtete Multiplicator war so empfindlich dafs wenn die 
beiden dünnen Kupferdräthe welche zu demselben führten, durch einen an- 
dern dickeren Kupferdrath verbunden wurden, und man hielt die eine Be- 
rührungsstelle des dünnen und dicken Draths zwischen den Fingern, so wi- 
chen die Nadeln um 90° ab. Um eine Schwingung zu vollenden bedurften 
sie etwa 30 Secunden. 
