28 Mıacnvs 
49. Dennoch schien es wünschenswerth, so weit als möglich zu er- 
mitteln, ob solche Verschiedenheiten des Leitungsvermögens vorhanden sind, 
und deshalb wurde folgender Versuch angestellt. 
Von einem starken Messingdrath, der 2,25 Linien im Durchmesser 
hatte und durch Ziehen ganz hart war, wurden zwei Stücke abgeschnitten, 
deren jedes 4 Fufs lang war. Das eine derselben wurde geglüht und da- 
durch weich gemacht, und nachdem beide gerade gerichtet waren und eine 
ganz gleiche Oberfläche durch Poliren erhalten hatten, wurden sie mit ihrem 
einen Ende in das oben $. 12. beschriebene Gefäfs mit kochendem Wasser 
durch die Korke bei Fund G Fig. 1. eingeführt und so befestigt, dafs beide 
in derselben horizontalen Richtung sich befanden. Sie waren so lang, dafs die 
aufser dem Gefäfse befindlichen Enden unausgesetzt die Temperatur der 
umgebenden Luft behielten. Um zu untersuchen ob die Fortpflanzung der 
Wärme in beiden gleich sei oder nicht, wurden die kalten Enden derselben 
durch einen andern Messingdrath mit einander verbunden, und darauf an 
das eine Ende des Draths des oben $. 8. beschriebenen Galvanometers ein 
Stäbchen von Antimon, sowie an das andere ein Stäbchen von Wismuth 
gelöthet. Wurde dann mit dem einen von diesen Stäbchen der weiche Mes- 
singdrath berührt, und mit dem andern der harte, so entstand ein Strom, 
wenn die Temperaturen der beiden Berührungsstellen verschieden waren. 
Durch Verschieben des einen Stäbchens konnte man es indefs stets dahin brin- 
gen, dafs kein Strom sich zeigte, und dann war man sicher, dafs beide Be- 
rührungspunkte gleiche Temperaturen hatten. Suchte man nun für ver- 
schiedene Punkte des harten Draths die Stellen gleicher Temperatur des 
weichen auf, so ergab sich aus dem Verhältnifs der Entfernungen dieser 
Punkte das Verhältnifs der Leitungscoefficienten der beiden Messingdräthe. 
Das Wismnth- und das Antimon-Stäbchen waren 2,5 Zoll lang, 1,5 
Linien dick und ebenso breit. Sie endeten in einer scharfen Kante, so dafs 
sie die runden Messingstäbe nur in einem Punkte berührten. Um zu ver- 
meiden dafs ein Strom durch Verschiedenheiten der Temperaturen an den 
Stellen entstehen möchte, wo die Stäbchen an die Kupferdräthe die zum 
Galvanometer führten, angelöthet waren, wurden diese Stäbchen selbst, so 
wie auch der Kupferdrath auf eine Länge von 4 Zoll mit Gutta Percha von 
0,25 Zoll Dicke so umkleidet, dafs nur die äufserste Kante der Stäbchen her- 
vorragte. Jedes von diesen beiden Stäbchen befand sich in einer Klemme 
