RitHENS Y uiul K. Hoi-i-MANN : tlbcv (Ijc Strahlung gesclnvärzter Flächen 42/ 



zweiten Versuchsanordnung gerückt werden konnte. Das Diaphragma war 

 dem bei der ersten Anordnung beschriebenen ähnlich. Die Strahlung fiel 

 durch mehrere mattlackierte Metallblenden auf die mit einem Ruß- Wasserglas- 

 gemisch bestrichenen Lötstellen einer linearen Thermosäule. x\ls Fallklappe 

 wurde ein vierfacher Aluminiumblechschirm benutzt. Um den unterhalb einer 

 Wellenlänge von ^ß liegenden kurzwelligen Teil der Gesamtstrahlung zu 

 isolieren, wurde eine 0.5 mm dicke Quarzplatte in den Strahlengang gebracht. 

 Die Reste der dann noch übrigbleibenden, sehr langwelligen Strahlung wurden 

 durch Einschaltung eines Flußspatfilters von etwa 5 mm Dicke entfernt. Die 

 so erhaltene Strahlung soll im folgenden als »kurzwellige Gesamtstrahlung« 

 bezeichnet werden. 



Als Träger der zu untersuchenden Schwärzungsmittel wurden kreis- 

 runde Messing- oder Kupferplatten verwendet. Die größeren von 6 cm Durch- 

 messer wurden direkt als Versclilußplatten in die Öffnungen des Heizkörpers 

 eingeschraubt. Die kleineren, deren Durchmesser 5 cm betrug, wurden auf 

 die gut gereinigten ebenen Verschlußplatten aus Messing mit einem Tropfen 

 Maschinenöl aufgedrückt und mit einem federnden Sprengring aus Messing 

 festgehalten. Die Platten waren so gut eben, daß man sie mit einem Haken, 

 der in einen Einschnitt hereingriff", gewaltsam herunterreißen mußte. Jeden- 

 falls ging aus den zahlreichen Versuchen einwandfrei hervor, daß das Resultat 

 innerlialb der Fehlergrenzen das gleiche war, wenn das Schwärzungsmittel 

 direkt auf die Verschlußplatte aufgetragen war, oder wenn die geschwärzte 

 Platte nur mit Öl aufgepreßt war. 



Die Versuche wurden nun so angestellt, daß drei Versuchsplatten in die 

 drei Seiten des Kastens eingesetzt wurden, während die vierte stets den 

 schwarzen Körper behielt. Dann wurden der Reihe nach der schwarze Körper, 

 die drei schwarzen Flächen und dann wieder der schwarze Körper vor das 

 Diaphragma gebracht und die Ausschläge gemessen. Vor und nach jeder 

 Reihe wurde der Ausschlag bestimmt, den ein Holzklotz von Zimmertemperatur 

 hervorrief, und die Resultate danach korrigiert. Dieser »Temperaturklotzaus- 

 schlag« hielt sich stets in mäßigen Grenzen. 



Auf diese Weise wurden zunächst verschiedene Rußarten untersucht. 

 Bringt man eine Metallplatte in die Flamme einer Stearinkerze, so bildet sich 

 auf ihr ein Ruß, der besonders durch seine starke reguläre Reflexion bei 

 streifender Inzidenz auffällt, die wohl durch die feinen Öltröpfchen verursacht 

 wird, die sich unverbrannt zwischen den Rußteilchen eingelagert haben. Diese 

 Schichten haben ein sehr schlechtes Emissionsvermögen. Man kann Kerzen- 

 ruß auch kalt niederschlagen, wenn man den Rauch der Flamme durcli ein 

 etwa 20 cm langes und 1.5 cm weites Metallrohr treten läßt, das am oberen 

 Ende zu einem schmalen Spalt zusammengedrückt ist. Die Schicht bildet sich 

 dann nur sehr langsam und ist äußerst fein. In der folgenden Tabelle I sind 

 Schichten dieser Art unter »Kerzenruß kalt« aufgefülirt. Petroleum- und Ter- 

 pentinruß ließen sich mit diesem Apparat nicht kalt erzeugen, da sie sich zu 

 dicken Flocken zusammenballten. Der heiß aufgetragene Petroleumruß lieferte 

 bessere Resultate, doch wurde er vom Ruß des wasserhellen, im Handel erhält- 

 lichen amerikanischen Terpentinöls übertroflen. Dieser wurde deshalb etwas 



