Rubens x und K. Hoffmann : Ülier dit' Strahlung geschwärzter Flächen 43H 



Wie oben erwähnt, wurden die Messungen mit einem Empfänger aus- 

 geführt, der mit unserem Ruß-Natronwasserglasgemisch bestrichen war. Es 

 erschien uns deshalb notwendig, die Messungen mit einer absolut schwarzen 

 Thermosäule zu wiederholen. Als solche verwendeten wir eine Mellonische 

 Therraosäule von 1.5 X 1.5 cm Oberlläehe, bestehend aus 50 Kiementen, die 

 mit Kuß und Natronwasserglas überzogen waren. Diese wurde in den Mittel- 

 punkt einer innen sehr gut polierten und genau geschlifl'enen Nickelhalbkugel 

 von 9 cm Radius gebracht, die im Scheitel eine kreisrunde Öfl'nung von 2 cm 

 Durchmesser hatte. Mit dieser wurde die Gesamtstrahlung von 3 Platin- und 

 3 Rußschichten gemessen. Die Abweichungen von den früheren Resiütaten 

 lagen innerhalb der Versuchsfehler. Da sich keine systematischen Abweichungen 

 ergaben, die auf Selektivität der früher benutzten Thermosäule hätten schließen 

 lassen, so wurden angesichts der schwierigen Beobachtungsweise mit dem 

 sehr trägen Instrument die Messvingen ohne Halbkugel mit der linearen 

 Thermosäule durchgeführt. Die Proportionalität der Ausschläge dieser Thermo- 

 .säule sowie des Mikroradiometers mit der Strahlungsintensität war durch 

 zahlreiche Untersuchungen sichergestellt. 



Die Emissionswerte der blanken Metalle — Messing, Kupfer und Silber — , 

 auf denen die Schichten aufgetragen Avaren, waren trotz sorgfältigster Ver- 

 meidung etwa möglicher Reflexionen an Blenden und Diaphragmen bzw. an 

 den Platten selbst größer, als man nach der elektromagnetischen Lichttheoi'ie 

 erwarten muß. Die Platten waren aber auch nicht auf Hochglanz poliert, 

 sondern nur gut mit feinem Schmirgeli>apier geputzt. Die für diese Metall- 

 flächen gefundenen Werte wurden in die Tabellen und Zeichnungen einge- 

 tragen. Die Puidcte für die ganz dünnen untersuchten Flächen können des- 

 halb um etwa t bis 2°/o zu hoch liegen, Avas aber um so unwichtiger ist, 

 als es uns für diesen Teil der Kurven mehr auf den Verlauf als auf den 

 absoluten Betrag ankam. 



Im Anschluß an die Emissionsmessungen wurden noch eine Reihe von 

 Rußschichten in bezug auf ihre Durchlässigkeit für verschiedene Wellenlängen 

 untersucht. Als Träger für die Schicliten dienten Glimmerblättchen, die durch 

 mehrfaches Spalten so weit verjüngt wurden, daß ihre Dicke etwa 0.02 bis 

 0.03 mm betrug. Für diese Blättchen wurde die Durchlässigkeit vor und nach 

 der Berußung bestimmt. Die Durchlässigkeit der angeschwärzten Gliumier- 

 blättchen zeigte sich keineswegs stets kleiner bei größerer Dicke der Blättchen, 

 was auf Interferenz der an der hinteren und vorderen Oberfläche reflektierten 

 Strahlen mit den direkt durchgehenden zurückzuführen ist. Die Schichtdicke 

 des Schwärzungsmittels wurde wieder durch Wägung bestimmt. Der Ruß 

 konnte heiß auf den Glimmer aufgetragen Averden, indem man das Blättclien 

 auf einem Metallblech festklemmte und das Blech durch die Terpentinflamme 

 zog. Das Blättchen wurde nach der Berußung mit einer Pinzette herunter- 

 genommen und die Ränder mit einem Tuch so Aveggewischt, daß die ge- 

 scliAvärzte Oberfläche zum Zwecke der Dickenbestimmung ausgemessen Averden 

 konnte. 



Als Strahlungsquelle für die Wellenlängenbereiche in der Gegend von 

 0.9 und 4.4 u Avurde die nichtleuchtende Flamme eines Bunsenbrenners be- 



Sitzangsbei*. phys-'m-tth. Kl. l'.'^i'J, ,^7 



