214 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 12. Februar 1914. ° 
Austrittstemperatur /, erwärmt. Werden auf diesem Wege V Kal/Stunde 
verloren, so gilt für die spezifische Wärme c, die Beziehung: 
Q—V 
Tat) 
Der Verlust V hängt dabei nur von der Temperaturverteilung an der 
Oberfläche des Kalorimeters ab. Hält man diese konstant, läßt aber 
bei aufeinanderfolgenden Versuchen das Gas mit verschiedenen Ge- 
schwindigkeiten strömen, so daß die Menge @ geändert wird, so erhält 
man mehrere Gleiehungen, aus denen sich die beiden Unbekannten rc, 
und V berechnen lassen. 
3. Die Versuche wurden bei sechs verschiedenen Drucken, näm- 
lich bei ı, 25, 50, 100, 150 und 200 Atm., angestellt. Bei jedem Druck 
arbeiteten wir gewöhnlich mit drei, zuweilen auch mit vier verschie- 
denen Luftgeschwindigkeiten. Der Luftstrom wurde durch einen vier- 
stufigen Kompressor erzeugt, der, von einem Elektromotor angetrieben, 
eine hinreichend konstante Menge bei dauernd gleichmäßigem Druck 
lieferte. Je nach der Höhe des gewünschten Druckes kamen eine oder 
mehrere Stufen des Kompressors zur Verwendung. Dieser saugte die 
Luft aus der Atmosphäre an und gab sie im verdichteten Zustande 
an das Kalorimeter weiter, hinter dem ein Drosselventil zur Einstellung 
des Druckes in die Leitung eingeschaltet war. Auf Atmosphärendruck 
entspannt, gelangte der Luftstrom alsdann ins Freie oder zeitweilig 
nach Umstellung eines Hahnes in ein Gasometer von 2 cbm Inhalt, 
das für die Messung der Menge diente. 
Auf das Trocknen der Luft wurde verzichtet. Der Feuchtigkeits- 
gehalt hatte nur bei den Versuchen mit Atmosphärendruck einen 
merklichen Einfluß und wurde in diesem Falle hinter dem Kalorimeter 
mit einem Hygrometer gemessen und in Rechnung gestellt. Da die 
Glocke des Gasometers durch Wasser abgesperrt war, so erfolgte die 
Ablesung der Luftfüllung erst, wenn diese sich vollständig mit Wasser 
gesättigt hatte. Diese Maßnahme empfahl sich auch deshalb, weil es 
längere Zeit, etwa 4 Stunde, dauerte, bis sich die Temperatur des 
großen Luftvolumens ausgeglichen hatte. 
4. Als Kalorimeter (s. Figur) diente ein zylindrisches Gefäß aus 
Niekelstahl von 45 cm Länge, 9 em Weite und o.5 cm Wandstärke, 
an dessen halbkugelförmigen Enden die Luft durch Stahlrohre von 
4.5 und 3 cm Weite ein- und ausströmte. In dem Zuführungsrohr 
befand sich bei 7, die Wicklung eines Platinthermometers, mit dem 
die Eintrittstemperatur der Luft gemessen wurde. Sie durchströmte 
danach bei H, einen elektrischen Heizkörper aus Nickelröhren, wurde 
dureh zwei mit dünnen Scheidewänden abgegrenzte ringförmige Räume 
