356 Gesammtsitzung v. 19. Febr. 1914. — Mitth. d. phys.-math. Cl. v. 12. Febr. 
die übrigens in den Temperaturgebieten von 25—45° abs. wegen 
Mangels an Fixpunkten ihre Schwierigkeiten hat, bleiben natürlich 
kleine Unsicherheiten bestehen. Eine Unbequemlichkeit liegt ferner 
darin, daß bei Zufuhr der elektrischen Energie der Platindraht seinen 
Widerstand stark ändert und daß daher die genaue Ermittlung der 
zugeführten elektrischen Energie, wenn auch durchaus möglich, so 
doch immerhin etwas umständlich wird. 
In dieser Hinsicht bedeutet die nunmehr zu beschreibende Ab- 
änderung der Versuchsmethode einen erheblichen Fortschritt. 
Die Temperaturänderung infolge der elektrischen Heizung wurde 
mit Hilfe eines Thermoelements gemessen, dessen eine Lötstelle an 
das Kalorimeter gelötet war, während die andere an einem Bleiblock 
lag; die Temperatur des letzteren bleibt während der Messung sehr 
nahe konstant, und die kleinen Änderungen erfolgen so langsam und 
regelmäßig, daß sie bei der Korrektion wegen des Temperaturganges 
des Kalorimeters gleichzeitig völlig eliminiert werden. Um die wirk- 
liche Temperatur des Kalorimeters zu kennen, muß natürlich die des 
Bleiblocks fortlaufend bestimmt werden. Die Heizung erfolgte mit Hilfe 
eines innerhalb des Kalorimeters angebrachten Konstantandrahts; da 
dieser auch bei den tiefsten angewandten Temperaturen einen ver- 
schwindenden Temperaturkoeffizienten besitzt, so bleibt während der 
Heizung Strom und Spannung völlig konstant, was für die Bequemlich- 
keit und die Genauigkeit gleichzeitig von Vorteil ist. 
An den oben erwähnten Bleiklotz war ein Kupfermantel angelötet, 
der das Kalorimeter umgab und jedenfalls den Erfolg hat, daß sich 
letzteres in einem Raum von völlig gleichmäßiger Außentemperatur 
befindet. Man könnte diese Schutzvorrichtung für überflüssig halten, 
da doch bei gutem Vakuum und tiefen Temperaturen weder Strahlung 
noch Wärmeleitung merklich sind; trotzdem aber zeigte sich, daß bei 
Weglassung derselben die Ausschläge des mit dem Thermoelement 
verbundenen Kalorimeters nicht entfernt den regelmäßigen Gang hatten 
wie mit demselben. In experimenteller Hinsicht muß er also als eine 
ganz entschiedene Verbesserung bezeichnet werden. 
Experimentelle Einzelheiten. 
Die Versuchsanordnung ist aus Fig. ı und Fig. 2 ersichtlich. Ein 
langes zylindrisches Gefäß dient zur Aufnahme des Kalorimeters und 
Schutzmantels; die obere Öffnung ist durch einen hinreichend weiten 
Glasstopfen verschlossen. Durch letzteren werden die erforderlichen 
Drähte (in unserm Falle 8) hindurchgeführt, und zwar in der Weise, 
daß sie durch ein enges Glasrohr gehen, das sehr sorgfältig mit weißem 
