ni . .f u. r & 7 
Nernsr und F. Schwers: Untersuchungen über speeifische Wärme. VIII. 357 
Siegellack und Picein abgedichtet wird. Außerdem führt aus dem 
Glasstopfen ein sehr weites Rohr zur Molekularluftpumpe; an seinem 
Ende befindet sich ein Hahn mit ebenfalls sehr weiter Bohrung, alles 
zu dem Zwecke, um die Wirkung der Molekularluftpumpe voll aus- 
nutzen zu können. 
Es erwies sich übrigens das von dieser vorzüglichen Pumpe ge- 
lieferte Vakuum doch nicht als ausreichend, auch dann nicht, wenn 
man sie dauernd laufen ließ. Zum Teil erklärt sich dieses daraus, 
daß gerade Wasserstoff, der notwendigerweise zur Abkühlung des Ka- 
lorimeters im Apparat vor Beginn des eigentlichen Versuches vor- 
handen sein mußte, bekanntlich von dieser Pumpe weniger gut ge- 
fördert wird. Etwas halfen Ausspülungen mit Helium, noch besser 
hätte vielleicht Neon gewirkt (andere Gase sind natürlich bei Tempe- 
raturen von 15—20° abs. wegen ihres kleinen Dampfdruckes nicht 
verwendbar). 
Das Vakuum mußte daher durch Benutzung von ausgeglühter 
Kokosnußkohle, die mit flüssiger Luft oder besser flüssigem Wasser- 
stoff abgekühlt wurde, vervollständigt werden; um die Kohle hin- 
reichend wirksam zu machen, ist ein starkes vorhergehendes Aus- 
Fig. 1. 
30 
