358 Gesammtsitzung v. 19. Febr. 1914. — Mitth. d. phys.-math. Cl. v. 12. Febr. 
glühen im Vakuum wünschenswert, und sie befand sich daher, wie 
auch bei den früheren Versuchen, in einem Rohr aus schwer schmelz- 
barem Glase. 
Zur Prüfung des Vakuums diente das in Fig. ı gezeichnete Geiß- 
lerrohr; doch ist keineswegs gesagt, daß das Vakuum bei kleiner 
Wärmekapazität des Kalorimeters ausreicht, wenn keine Entladung 
durch das Geißlerrohr hindurchgeht, vielmehr liefert die eigentliche 
Prüfung des Vakuums der Versuch selber; nach der elektrischen Hei- 
zung muß eben der Gang des Kalorimeters hinreichend klein sein. 
Bei Anwendung von Kohle und flüssigem Wasserstoff war das Va- 
kuum immer vorzüglich. 
Die Anordnung des Kalorimeters selber zeigt Fig.2. Man sieht 
oben den schraffiert gezeichneten Bleiblock, daran anschließend den 
Kupfermantel. Derselbe ist mit dünnem Bleidraht in der Mitte be- 
wickelt, von dessen beiden Enden je zwei Zuleitungsdrähte heraus- 
führen, um die Temperatur des Mantels zu messen. Der Bleidraht 
war isoliert auf dünnem Papier aufgewickelt und hierauf mit Papier 
und dann Staniol überklebt. Die Messung des Widerstandes erfolgte 
nach der Potentialmethode, bei der bekanntlich der Einfluß der Zu- 
leitungsdrähte völlig eliminiert wird. Durch Vergleich der Ausschläge 
Fig. 2. 
(2 natürlicher Größe.) 
