Nernsr und F. Scawers: Untersuchungen über speeifische Wärme. VII. 359 
eines direkt zeigenden Galvanometers, wenn letzteres einmal an den 
Enden des Bleidrahtes, ein zweites Mal an den Enden eines bekannten 
und im gleichen Stromkreise mit dem Bleidraht- befindlichen Wider- 
standes lag, konnte sehr rasch in jedem Momente der Widerstand 
des Bleidrahtes bis auf ı— 2 Promille, die Temperatur des Kupfer- 
mantels also genauer als auf o.1ı° gemessen werden, was mehr als 
ausreichend war. 
Über das Verhalten derartiger Bleithermometer sind in unserm 
Institute in der letzten Zeit viele Erfahrungen! gesammelt. Es ist 
notwendig, den Widerstand des Bleidrahtes häufig bei der Temperatur 
des schmelzenden Eises zu bestimmen, weil er im Laufe der Zeit lang- 
sam ansteigt. Durch diese Vorsichtsmaßregel sind irgendwie merk- 
liche Unsicherheiten leicht zu vermeiden. Die Temperaturen wurden 
aus dem Widerstande mit Hilfe der von Eucken und Schwers” be- 
rechneten Tabelle ermittelt; durch Bestimmung des Widerstandes in 
siedendem Wasserstoff wurde der «-Wert der benutzten Bleiwicklung 
festgestellt. Daß diese Regel, wie bei Platindrähten, auch bei Blei- 
drähten sehr gute Dienste zu leisten vermag, hat noch kürzlich Hr. 
ScHImank® bewiesen. 
Das Kalorimeter wurde, anstatt wie früher aus Silber, wegen des 
rascheren Abfalles der spezifischen Wärme aus Kupfer gefertigt. Da 
seine Dimensionen ziemlich klein waren (vgl. Fig. 2), so ist sein Wasser- 
wert, der durch besondere Versuche sorgfältig bestimmt wurde, häufig 
ein beträchtlicher Bruchteil der Wärmekapazität des mit irgendeiner 
Substanz beschiekten Kalorimeters. Für eine Steigerung der Genauig- 
keit würde sich die Verwendung eines größeren Kalorimeters und 
demgemäß auch eines größeren Mantels empfehlen, doch wird dann 
der Bedarf an flüssigem Wasserstoff entsprechend größer. In den 
unteren Deckel des Kalorimeters sind zwei dünne Platinröhrchen ge- 
lötet, durch die isolierte Platindrähte geführt werden. Der luftdichte 
Abschluß erfolgt durch Schmelzglas. Zwischen diesen Platindrähten 
liegt fast auf dem Boden des Gefäßes der kreisförmig aufgewickelte 
Konstantandraht, dessen Widerstand nahe 100 Ohm betrug. Auf diesem 
Draht liegt dünnes, nicht lackiertes Seidenpapier, das für Wasserstoff- 
gas gut durchlässig ist, und darüber ist die zu untersuchende Sub- 
stanz geschichtet. Der obere Deckel wird zum Hinein- und Heraus- 
bringen der Substanz ab- und angelötet, wobei darauf geachtet wird, 
immer die gleiche Menge Lot zu verwenden. In der Mitte des oberen 
! GeRMAnNN, Physik. Zeitschr. 14, 857 (1913); ebenda Burre, S. 860. 
®2 Verhandl. d. Deutsch. Physik. Ges. 1913, S. 581. 
® Dissertation, Berlin 1914. Vgl. auch Nerssr a.a.0. S. 404. 
