362 Gesammtsitzung v. 19. Febr. 1914. — Mitth. d. phys.-math. Cl. v. 12. Febr. 
aus, daß dieses zunächst unwillkommene Verhalten doch seine großen 
Vorteile bietet. Die Wärmekapazität des Kalorimeters, sei es mit, 
sei es ohne Füllung, fällt ebenfalls mit der Temperatur stark ab, und 
das Gesetz des Abfalls hat meistens eine große Ähnlichkeit mit dem 
dE 
des Abfalls von IT’ Wenn, was in einzelnen Fällen für ein ziem- 
liches Temperaturgebiet erfüllt war, beide Kurven parallel verlaufen, 
so ist der Galvanometerausschlag dividiert durch die zugeführte Ener- 
gie, von der Temperatur unabhängig. In diesem Falle ist der Ver- 
lauf der Wärmekapazität also durch die jedenfalls recht genau dar- 
gestellte Eichkurve der obigen Tabelle gegeben; in andern Fällen ist 
dies Verhältnis viel weniger mit der Temperatur veränderlich, als es bei 
dE 
Temperaturunabhängigkeit von AT der Fall sein würde, was gewisse 
Vorteile bietet. 
Übrigens stimmen die obigen Zahlen recht gut mit den Werten 
von Hrn. Wirtzer überein, der eine andere Konstantansorte benutzte, 
nur daß die Werte des Hrn. Wırrzer durchweg um 9.8 Prozent größer 
sind; es wäre für die Benutzung derartiger Thermoelemente bei tiefen 
Temperaturen eine große Erleichterung, wenn ein solches Verhalten 
verschiedener Konstantansorten allgemein wäre. 
Der Wasserwert des Kalorimeters (Gewicht 10.0 g, großenteils 
Kupfer) sei in folgender Tabelle auszugsweise mitgeteilt: 
we we 
Eingehendere Beschreibung eines Versuches als Beispiel. 
Wir greifen willkürlich als Beispiel den zweiten Versuch der 
ersten Tabelle des folgenden Abschnittes heraus. Das Kalorimeter 
enthielt 38.31 g = 1.414 Mol. Aluminium. Die Temperatur des Blei- 
blocks betrug 21.00 abs. (Geheizt wurde 40.2" mit 2.02 Volt und 
