Nernsr und F. Schwers: Untersuchungen über specifische Wärme. VIII. 363 
0.0202 Amp.; diese Zahlen wurden an sorgfältig geeichten Weston- 
instrumenten abgelesen. Der Heizeffekt betrug 
2.02 + 0.0202 » 40.2 - 0.2388 = 0.392 g-cal. 
Wegen des Widerstandes der Zuleitungsdrähte des Konstantan- 
drahtes und des Spannungsverlustes im Strommesser beträgt die dem 
Kalorimeter wirklich zugeführte Energie nur 0.387 g-cal. Die Kraft 
des Thermoelements wurde mit Hilfe eines kleinen Sırmexsschen Spie- 
gelgalvanometers nach Dirss£eruorstr gemessen; ohne dies ausgezeich- 
nete Instrument, das sich bei hinreichender Empfindlichkeit in we- 
nigen Sekunden einstellt, wäre die Untersuchung viel schwieriger ge- 
wesen. Im Stromkreise des Galvanometers lag (neben 300 Ohm Vor- 
schaltwiderstand) ein Normalohm, an welches behufs jederzeitiger Be- 
stimmung der Empfindlichkeit ein Westonelement mit 100000 Ohm 
Vorschalt angelegt werden konnte. Beim Kommutieren des Weston er- 
gab sich bei dieser Versuchsreihe ein Stellungsunterschied von 30.0 mm. 
Die Galvanometerausschläge wurden mit Glasskala und Fernrohr ab- 
gelesen, so daß o.ı mm völlig sicher geschätzt werden konnten. 
Der Gang der Ablesungen war folgender: 
Zeit Ablesung 
19" 185.8 
20 185.7 
21 185.8 
von 2ı'ı0" bis 21'50" Heizung 
22' 201.8 
23 200.0 
24 199.0 
25 198.0 
26 197.0 
27 196.1 
Schon von 23' ab ist der Gang völlig regelmäßig; der 'Tempe- 
raturausgleich im Kalorimeter war also etwa in einer Minute erfolgt. 
Es berechnet sich als Heizeffekt leicht in üblicher Weise, indem die 
Galvanometerstellungen für 21' 30" beiderseitig extrapoliert werden 
201.6— 185.38 = 15.8. 
Die Ruhelage des Galvanometers, wie man sie durch Kommu- 
tieren des Thermoelements mit Hilfe eines thermokraftfreien Queck- 
silberkommutators fand, lag bei 172, es berechnet sich daraus die An- 
fangstemperatur des Kalorimeters zu 21.0+1.7 = 22.7°. Dem obigen 
Heizeffekt entspricht eine Temperatursteigung des Kalorimeters um 
