364 Gesammtsitzung v. 19. Febr. 1914. — Mitth. d. phys.-math. Cl. v. 12. Febr. 
und es berechnet sich nunmehr sofort die Wärmekapazität des Ka- 
lorimeters samt Inhalt zu Sal 
1.786 
= 0.217 g-cal., gültig für die Mittel- 
1.8 
temperatur von 22.7 + a 3.6°. Es konnten unmittelbar die folgen- 
den weiter unten verzeichneten Messungen angeschlossen werden. Nach- 
dem der Abstand der Galvanometerstellung von der Ruhelage auf 
60 mm gestiegen war, wurde der Bleidraht auf dem Kupfermantel 
durch einen hinreichend starken Strom geheizt und somit die Tem- 
peraturdifferenz zwischen Mantel und Kalorimeter wieder ausgeglichen, 
worauf sich sofort neue Messungen anschlossen. 
Nachdem die Temperatur des Kalorimeters durch die aufeinander- 
folgenden Heizungen hinreichend gestiegen, wird das große, in Fig. ı 
gezeichnete, mit flüssigem Wasserstoff beschickte Vakuumgefäß durch 
ein zweites, mit flüssiger Luft gefülltes, ersetzt, das kleine, ebenfalls 
mit Wasserstoff gefüllte Vakuumgefäß einige Minuten entfernt, um 
die Temperatur von Kalorimeter und Vakuummantel rasch auszu- 
gleichen, und hierauf durch erneutes Abkühlen der Kohle mit flüssigem 
Wasserstoff wieder ein vollkommenes Vakuum hergestellt. So konnte 
dann sofort eine Anzahl Messungen bei höheren Temperaturen ange- 
schlossen werden. 
Übrigens steigt, sobald ein gutes Vakuum hergestellt ist, infolge 
Wärmeleitung durch die Zuführungsdrähte, stets die Temperatur des 
Kupfermantels; es ist daher notwendig, diese Drähte so dünn wie 
möglich zu wählen. 
Ergebnisse der Messungen. 
Aluminium. 1.414 Mol. 
In E wc WC korr. A.W. 
u 
19.1 0.191 0.129 | 0.093 0.066 
23.6 0.387 0.217 0.156 0.110 
27.2 1.132 0.317 0.222 0.162 
3845 1.895 0.565 0.425 0.301 
a7 1.847 0.733 0.560 0.396 
41.9 6.514 1.060 0.844 0.597 
49.6 7-7 1.563 | 1.275 0.902 
53-4 8.54 1.891 | 1.566 1.107 
62.4 7.71 2.600 2.186 1.546 
73-4 16.9 3-44 2.94 2.079 
79-1 18.4 3.89 3:33 2.355 
| | 
| | 
