416 Gesammtsitzung vom 2. April 1914. 
schwer genau in Rechnung zu ziehen, und bei großen Drehgeschwin- 
digkeiten wird das am Ende der Achse aufgesetzte Anemometer durch 
die Zentrifugalkraft so stark nach außen gedrängt, daß es eine andere 
Stellung einnehmen und deshalb auch eine andere Anzahl von Umdre- 
hungen aufweisen muß, als wenn es mit genau vertikaler Achse fest 
steht und vom Winde getroffen wird. 
Ferner bleibt zu beachten, daß die so ermittelten Werte der Kon- 
stanten @ und Ö durchaus nicht unveränderlich sind und von Zeit zu 
Zeit neu bestimmt werden müssen. Auch von dem Lager, auf dem 
die Rotationsachse des Instrumentes läuft, hängt viel ab. Ist eine 
häufigere Ölung notwendig, dann kommt ein sehr variabler Faktor, 
die Sorgfalt in der Wartung der Apparate, mit ins Spiel und kann 
allein schon große Ungleichheiten in den Angaben herbeiführen. Des- 
halb sind Kugellager oder Steinlager den gewöhnlichen Metallagern 
vorzuziehen. 
Da diese rein instrumentellen Gesichtspunkte auf den verschie- 
denen Observatorien erfahrungsgemäß eine ungleiche Beachtung finden, 
müssen schon aus diesem Grunde die Angaben der Windgeschwindig- 
keit nicht streng vergleichbar sein. Differenzen von IO und sogar 
mehr Prozent können aus solchen instrumentellen Ungleichheiten her- 
vorgehen. 
Noch viel größer aber sind die aus der verschiedenen Aufstellung 
der Anemometer sich ergebenden Unterschiede im Betrage der Wind- 
geschwindigkeit. Nicht bloß die ungleiche Höhe über dem Erdboden 
spielt dabei eine Rolle, sondern auch die Art der Aufstellung (Dach- 
giebel, Plattform, Kuppel, Turm) sowie die nähere Umgebung des In- 
strumentes, da sie die Reibung und Stauung des Luftstromes beein- 
flußt. Ein Anemometer auf einem freistehenden Turm wird andere 
Angaben machen als ein solches, das auf einem ebenso hohen Turm 
mitten in einem Häusermeer steht. Wie das Anwachsen einer Groß- 
stadt in diesem Sinne einwirkt, zeigt das Verhalten des Anemographen 
auf dem Turm des Joachimsthalschen Gymnasiums bei Berlin. Als 
der Apparat im Jahre 1834 aufgestellt wurde, lag die Anstalt ganz 
isoliert im Feld- und Wiesenland westsüdwestlich vom Zentrum der 
Stadt. Infolge der allmählichen Bebauung der westlichen Vororte hat 
die Reibung des über die Häusermassen streichenden Luftstroms so 
zugenommen, daß die vom Apparat registrierte Windgeschwindigkeit 
um rund 25 Prozent abgenommen hat. Die graphische Darstellung in 
Fig. ı veranschaulicht dies am besten. Einige der großen meteoro- 
logischen Observatorien liegen so frei, daß sie eine derartige Beein- 
flussung auf lange Zeit hinaus kaum zu befürchten haben, aber ver- 
gleichbare Angaben der Windgeschwindigkeit liefern sie deshalb doch 
