418 Gesammtsitzung vom 2. April 1914. 
stehenden dreiseitigen Prisma zusammengefügt und durch Drähte seitlich 
verankert. Diese durchbrochenen und dabei genügend stabilen Gerüste 
setzen dem Luftstrom nur ein geringes Hindernis entgegen und ver- 
ursachen deshalb eine minimale Stauung und Auftriebbewegung. Der 
Abstand der drei Anemometer voneinander beträgt (2)— (16) = 47 m, 
(2)— (32) = ı22 m und (16)— (32) = 120 m, so daß also eine gegen- 
seitige Beeinflussung ausgeschlossen ist. 
Die geringe Höhe des einen Anemometers von nur 2 m wählte 
ich, um einmal festzustellen, wie groß die Bewegung der Luft in der- 
jenigen untersten Schicht der Atmosphäre ist, in der sich ungefähr 
die Köpfe der Menschen und vieler Tiere befinden; denn aus den 
Angaben der gewöhnlich viel höher aufgestellten Anemometer unserer 
Stationen läßt sich diese Größe nicht ohne weiteres berechnen. In 
einigen Metern Abstand vom 2-m-Anemometer wurde Draht ringsum 
dasselbe gespannt, um das auf der Wiese bisweilen weidende Vieh 
abzuhalten, da es, namentlich wenn es auf der Luvseite steht, die 
Reibung und Stauung des Luftstromes für dieses niedrig stehende 
Anemometer vermehren könnte. 
Die drei elektrisch registrierenden Anemometer haben gleiche Konstruktion. Der 
Stabilität wegen sind die Arme der Schalenkreuze verhältnismäßig kurz (106 mm) im 
Vergleich mit dem Durchmesser der Schalen (41 mm). Alle drei Apparate geben einen 
Kontakt nach je 500 m Windweg und schreiben mit verschiedenfarbigen Tinten auf 
einem und demselben Chronographen, der sich im Wohnhaus des Stationsinspektors 
befindet und durch ein in die Erde gebettetes Kabel mit den Aufnahmeapparaten ver- 
bunden ist. Die Konstanten der Schalenkreuze wurden vorher auf dem Rundlauf be- 
stimmt, ferner durch Vergleichsmessungen auf dem Turm des Potsdamer Observato- 
riums nachgeprüft. Außerdem ließ ich auf dem Dache des Inspektorhauses eine 
mechanisch registrierende Windfahne aufstellen. 
Die ständige Überwachung und Auswertung der Registrierungen der genannten 
Instrumente, die von der Firma R. Fueß in Steglitz geliefert und montiert wurden, 
erfolgt vom Meteorologischen Observatorium Potsdam aus. 
In diesem Jahre sollen auf Türmen von ı25 m und 250 m Höhe 
zwei weitere Anemographen aufgestellt werden. 
2. 
Der nun reduziert vorliegende erste Jahrgang (Dezember 1912 bis 
November 1913) der Windregistrierungen soll zunächst zur Untersuchung 
der Änderung der Windgeschwindigkeit mit der Höhe sowie 
der täglichen Periode der Windgeschwindigkeit dienen. 
Tabelle ı enthält die Mittelwerte für die Monate und das Jahr aus 
streng gleichzeitigen Aufzeichnungen der drei Anemometer. Es wurden 
nämlich in allen den Fällen, in denen ein Anemometer eine oder mehrere 
Stunden nicht richtig registriert hatte, die entsprechenden Werte der 
beiden übrigen Instrumente nicht in Rechnung gezogen. Hinzugefügt 
