W. Scuweypar: Änderung der Intensität der Schwerkraft dureh den Mond. 459 
lichkeit des Apparates prüft man durch Auflegen eines kleinen Ge- 
wichtes auf die Scheibe € und Messen des Winkelausschlags. 
Für photographische Registrierung ist an dem Gewicht P ein 
kleiner Spiegel befestigt. 
Der Apparat ist äußerst empfindlich für Temperaturänderungen. 
Es war bisher nicht möglich, den Einfluß des Mondes auf die Schwer- 
kraft trotz genügender Empfindlichkeit zu messen; die Gleichgewichts- 
lage wies zu große Schwankungen auf. Dies lag daran, daß man 
nicht genügend konstante Temperatur hatte und für die seitlichen 
Fäden Seidenfäden verwendete. Auch waren die Störungen durch 
Verkehr zu groß. 
Ich ersetzte die Fäden durch künstlich gealterte Platin-Iridium- 
drähte von 0.04 mm Dieke und stellte den Apparat in der 25 m tief 
gelegenen Kammer auf, die seitlich an das 42 m tiefe Brunnenrohr 
der Observatorien angebaut ist. Hier ändert sich die Temperatur im 
Laufe eines Jahres nur um etwa 0.2°. Für die Beobachtung der 
periodischen Änderung der Schwerkraft durch den Mond ist es von 
größter Wichtigkeit, daß die tägliche Temperaturschwankung im Be- 
obachtungsraum völlig Null ist. Dies war in der Brunnenkammer zu 
erwarten. Um mich hiervon zu überzeugen, ließ ich in den Apparat 
um die Feder herum ein Bourdonrohr einbauen, dessen Bewegung 
gleichzeitig mit der des Gravimeters registriert wurde. Obwohl man 
Temperaturschwankungen innerhalb eines Tages von weniger als 0.001° 
hätte erkennen können, ergab doch der Spiegel des Bourdonrohres 
völlig gerade Kurven. 
Ferner zeigte es sich, daß Erschütterungen durch gelegentlich in 
der Nähe des Brunnens vorüberfahrende Lastwagen in der Tiefe von 
25 m völlig abgedämpft werden. 
Die Bewegung des Spiegels am Gravimeter wurde in der be- 
kannten Weise photographisch registriert. Der Abstand des Spiegels 
von dem Spalt der Lampe und der Walze des Registrierwerks betrug 
320 em. Seitlich am Glaszylinder wurde ein fester Spiegel mit Linse 
angebracht, der auf der Walze den unbeweglichen Liehtpunkt und so- 
mit die Basislinie zur Messung der Ordinaten der Kurven des beweg- 
lichen Lichtpunktes lieferte. Der Sinn der Torsion am Torsionskreis 
war so gewählt, daß bei einer Vergrößerung des Gewichtes P die Or- 
dinaten der Kurven zunahmen. Die Prüfung der Empfindlichkeit er- 
folgte durch Auflegen von 0.0138 g auf die Scheibe des 376.99 g be- 
tragenden Gewichtes P. Der Winkel $ war durch Einstellung des 
Torsionskreises so gewählt, daß der Apparat in der Nähe der labilen 
Gleichgewichtslage sich befand. Beim Auflegen des kleinen Gewichts 
bewegte sich der Lichtpunkt auf der Walze um etwa 43 mm. Es ent- 
