460 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 16. April 1914. 
sprach demnach eine Ordinatenänderung von ı mm dem Wert 0.84 x 10° 
für = oder -_ Da die Empfindlichkeit sich mit dem Winkel & ändert, 
so war sie eine Funktion der Ordinate; ihre Änderung wurde für die 
Walzenbreite bestimmt. In einem Abstand von ıo mm von der Basis- 
linie betrug sie 0.836 x 10°, im Abstande von ı20 mm dagegen 
0.920 x 10”°. Mit diesen Konstanten wurden die Millimeterwerte der 
Ördinaten multipliziert. Seit Januar 1914 ist die Empfindlichkeit ver- 
doppelt worden. 
Der Registrierapparat war durch Verlängerung des Pendels der 
Uhr so eingerichtet, daß seine Bedienung nur alle vier Tage nötig 
wurde. Dies hatte den Vorteil, daß das Gravimeter nicht zu häufig 
Störungen ausgesetzt war. Durch Betreten des kleinen Raumes der 
Kammer tritt eine Erwärmung ein, die den Apparat für mehrere Stunden 
beeinflußt. 
Die Beobachtungen begannen 1913 Jan.ı2 0.5” (Mittag, M.E.Z.). 
Der Nullpunkt erwies sich so konstant, daß eine Korrektion nur 
etwa alle zwei Monate und noch seltener nötig war. Der sehr regel- 
mäßige, immer im Sinne einer Gewichtsvermehrung auftretende Null- 
punktsgang war darauf zurückzuführen, daß infolge der großen Feuchtig- 
keit in der Kammer das Gewicht sich allmählich mit einer sehr dünnen 
Flüssigkeitshaut überzog. Um diese Erscheinung abzuschwächen, wurde 
unter den unten offenen Glaszylinder des Gravimeters ein Gefäß mit 
Schwefelsäure gestellt, die alle sechs Wochen erneuert werden mußte. 
Mit Rücksicht darauf, daß es sich um die Ermittelung sehr kleiner 
Größen handelt, mußten die Luftdruckschwankungen berücksichtigt 
und die stündlich abgelesenen Ordinaten der Gravimeterbewegung auf 
den luftleeren Raum reduziert werden. Zu diesem Zwecke sind mir 
die stündlichen Barographenablesungen vom Kgl. Meteorologischen Ob- 
servatorium in Potsdam freundlichst zur Verfügung gestellt worden. 
Das von dem Gewicht verdrängte Luftvolumen beträgt 30 cem. 
Da ı cem Luft etwa 0.001293 g wiegt, so vergrößerte sich der Auf- 
trieb um 0.00051 g beim Steigen des Luftdrucks um ıo mm. Dies 
I RE dp r 
entspricht einer Verminderung von p um 1.35 x 10”° und einer Ordi- 
natenänderung von etwa I mm. 
Zum Schutze gegen die Wärmestrahlung beim Betreten der Kammer 
ließ ich um den Apparat einen mit Stanniolpapier beklebten Leinwand- 
kasten stellen, der später durch einen zweiten ähnlichen Kasten um- 
hüllt wurde. Von dieser Zeit an zeigten sich in der Bewegung des 
Apparates Schwankungen, die, wie ich erst später erkannte, mit dem 
äußeren Luftdruck parallel, jedoch entgegengesetzt einer Auftriebs- 
