Warzurs: Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. IV. 875 
Fig. 1a. Fig. 1b. 
2 y 
z 
Es ist 
ce=B’ = Widerstand des bestrahlten Bolometerzweiges = 11.90 
BA » »  unbestrahlten » — 0.0 
y gebildet aus R’=100 0 und r'= 3500— 4000 2 im Neben- 
schluß zu R’ 
MR —1837.0,% 
«= G+Z= 10.60 (Galvanometerwiderstand) + zugeschalteter Wi- 
derstand (0 — 1200 22). 
Mit der Temperatur ändert sich in regelmäßiger Weise die Gleich- 
gewichtslage des stromlosen Panzergalvanometers und gleichzeitig dessen 
Empfindlichkeit, dadurch und durch Änderungen der elektromotori- 
schen Kraft der Batterie (Akkumulator) die Empfindlichkeit der bolo- 
metrischen Anordnung (d£/de). Um die bei einer Empfindlichkeit vor- 
genommene Eichung auf eine andere Empfindlichkeit zu reduzieren, 
benutzte man, während Z= 900 Q war, die durch Zuschalten von 0.10 
in den Zweig R” entstehende Galvanometerablenkung s, welcher die 
Empfindlichkeit proportional gesetzt wurde. In der folgenden Tabelle 
bedeutet e die Entfernung zwischen der Flammenmitte und dem Dia- 
phragma des Bolometers in Meter, a, die Galvanometerablenkung durch 
die Lampenstrahlung für Z = 200 0, reduziert auf die s= 279 ent- 
sprechende Empfindlichkeit. 
Tabelle Il. 
Wasser- 2 1. 
Dat & ea 
Sa dampfdruck - 
10. Nov. 13 7.8 mm 20.0 
PXsh, 2 28) 4.5 » 20.8 
1. Dez. 13 8.2 » 20.5 
3. Jan. 14 5.8 » 20.8 
Ein großer Einfluß der Feuchtigkeit zeigt sich hier jedenfalls 
nicht. Im Mittel wurde e’a, für s= 279 gleich 20.5 angenommen. 
