928 Sitz. d. phys.-math. Cl. v. 30. Juli 1914. — Mitth. d. Gesammtsitz. v. 18. Juni. 
der Praxis angepaßt wurden. Während früher die Vergleichspfeife stets 
mit frischer Luft angeblasen werden mußte, bleibt dieselbe jetzt lange 
Zeit mit derselben Vergleichsluft gefüllt. Das Anblasen geschieht aber 
nun bei beiden Pfeifen mit Grubenluft. 
Viele andere Vorrichtungen benutzen ein Verhalten des Methan- 
luftgemisches gegenüber feinverteiltem Platin als Katalysator. Das- 
selbe bewirkt schon ohne Anwärmen eine Oxydation des Methans, wo- 
durch Wärme entsteht, die durch Thermometer, durch Änderung von 
Druck oder elektrischem Widerstand gemessen werden kann, oder man 
verbrennt die Methanluftmischungen an elektrisch geheizter Platin- 
spirale und studiert die Verbrennungsprodukte. 
B. Eigene Versuche. 
Unsere Untersuchung ging von analytisch-chemischen Gesichts- 
punkten aus. Zunächst haben wir versucht, eine gemäßigte Oxydation 
des Methans mit Chemikalien herbeizuführen und die Oxydations- 
produkte Kohlensäure bzw. Kohlenoxyd und Wasser zur weiteren 
Prüfung zu verwenden. 
Es wäre die Möglichkeit vorhanden gewesen, Kohlensäure bzw. 
Kohlenoxyd durch Reagenzpapiere, Wasser durch ein Hygrometer zu 
ermitteln. Solche Versuche führten aber nicht zu befriedigenden prak- 
tischen Resultaten. 
Schließlich haben wir uns gesagt, daß man die Gefährlichkeit eines 
Methanluftgemisches am sichersten durch Prüfung auf Explosibilität be- 
urteilen kann. Natürlich muß der Apparat dabei so eingerichtet wer- 
den, daß die Übertragung einer etwaigen Explosion auf die Umgebung 
unmöglich wird. 
a. Explosionsvorprüfer (Fig. I). 
In dem Pumpenstiefel A des Apparates ist durch Zurückziehen 
des Kolbens R das eingesogene Gasgemisch abgesperrt und wird durch 
eine Üereisen-Zündung M auf Explodierbarkeit geprüft. Durch eine 
Sperrvorrichtung N ist aber unmöglich gemacht, diese Zündvorrichtung 
zu betätigen, ehe der nach außen führende Hahn geschlossen ist. 
Bei diesen Versuchen hat sich ergeben, daß durch Cereisen-Zündung 
nur Gemische von 7 bis 10.3 Prozent Methangehalt zur Explosion ge- 
bracht werden; ein Manometer P gibt über den dabei entstandenen 
Druck Auskunft. Außerdem spürt die den Apparat erfassende Hand 
eine Erwärmung, die auch bei ganz leichten Explosionen, wo das Ma- 
nometer versagt, noch wahrnehmbar ist. 
Durch Kompression des Gasgemisches kann die Entzündung be- 
günstigt und die Entzündungsgrenze so verschoben werden, daß schon 
