930 Sitz. d. phys.-math. Cl. v. 30. Juli 1914. — Mitth. d. Gesammtsitz. v. 18. Juni. 
In DE 
[22 
eu 
s_ 
4 
2. 
2 
Az 
[eb 
m 
co 
Explosionshauptprüfer. 
Bliebe die Temperatur bei der Reaktion unverändert, so würde auch 
das Volumen vor und nach der Reaktion ohne Kondensation das gleiche 
bleiben. Der auftretende Druck stammt von der Erhitzung. Dem 
Druck oder Schlag folgt ein Unterdruck oder Rückschlag durch Ver- 
flüssigung des Wassers, der durch Absorption der Kohlensäure noch 
gesteigert werden kann. 
Aus der Größe des bleibenden Unterdrucks läßt sich bequem und 
sehr sicher auf die Menge vorhanden gewesenen Methans zurückschließen. 
Der für den Grubenbetrieb bestimmte Hauptprüfer besitzt ein 
Explosionsgefäß A aus Metall. 
Der Verschlußdeckel des Bodens dient auch zur Aufnahme von 
festem Ätzkali für die Absorption von Wasser und Kohlensäure. Oben 
ist das Gefäß in Verbindung mit einem Vakuummeter oder einem 
Quecksilbermanometer B sowie einer Stiefelluftpumpe C, die durch einen 
Hahn 5 abgesperrt werden kann. Das zu prüfende Gasgemisch wird von 
der Saugdruckpumpe von der Seite her über den Weg 1—6 durch den 
Bereich von Ätzkali angesogen und sodann über 7, 3 ausgestoßen. 
Bei den ersten Versuchen betrug der Gasinhalt des Explosions- 
gefäßes etwa 140 cm? bei 100 g Ätzkali. Die Pumpe faßte 35 cm’. 
Bei 10 Kolbenstößen war sicher der Gasinhalt ausgewechselt. Die 
Dimensionen lassen sich auch viel kleiner wählen. 
